Nr. 29. Centralblatt für Physiologie. 725 
Minute etwa 50 Liter; von der ausströmenden Luft wurde der Wasser- 
gehalt mittelst eines Haarhygrometers, der CO,-Gehalt mittelst des 
Petterson-Sonde£n’schen Apparates bestimmt. Jeder Versuch dauerte 
1 bis 2 Stunden. So ergab sich, dass die Wasserausscheidung durch 
die Haut bei völliger Ruhe des Körpers langsam und der Temperatur 
der umgebenden Luft proportional anwächst, insofern dieselbe von 
12° bis zu dem Punkte steigt, an welchem Schweiss hervorbricht, 
nämlich bei 30 bis 33° C. 
Die CO,-Abgabe durch die Haut bleibt bei 20 bis 33°C. und 
vollständiger Ruhe unverändert und erreicht dabei einen Werth von 
7 bis S Gramm in 24 Stunden. Wenn aber die Temperatur bis zu 
dem Punkte steigt, in dem Schweiss hervorbricht, etwa 33° C., so er- 
hebt sich die CO,-Abgabe plötzlich bis zum 3- bis 4fachen Werth. 
Bezüglich der Frage, woher die H,0-Perspiration stammt, neigt 
Verf. auf Grund verschiedener Argumente zu der Anschauung, dass 
die unsichtbare Wasserabgabe grösstentheils durch Verdunstung von 
der Oberfläche der Haut und unabhängig von der Thätiekeit der 
Schweissdrüsen geschieht. I. Munk (Berlin). 
Physiologie der thierischen Wärme. 
J. Lefevre. Calorimetrie par double courant de compensation. In 
stallation generale. Description du calorimetre doublement compen- 
sateur (Journ. de Physiol. IV, 2, p. 257). 
Nach einigen kritischen Bemerkungen über die theoretischen 
Mängel älterer cealorimetrischer Verfahren beschreibt Verf. an der 
Hand einer Reihe übersichtlicher Abbildungen sehr ausführlich sein 
neues Oalorimeter. Der innere Raum, der zur Aufnahme grosser Hunde 
hinreicht, und durch ein Doppelfenster aus starkem Glas verschlossen 
wird, ist von einem kupfernen Mantel umgeben, der von Wasser um- 
spült ist, das durch eine Mischvorrichtung in Bewegung gehalten wird. 
Dieser erste Mantelraum ist von einem zweiten, Luft enthaltenden Raum 
umgeben. Um die Temperatur zu reguliren, ist der ganze Apparat von 
einem Rohrsystem umzogen, das Alkohol enthält. Durch die Aus- 
dehnung des Alkohols wird automatisch ein Theil des Wassers duren 
zugeführtes Eiswasser ersetzt. Die Menge des zu- und abfliessenden 
Wassers, dessen Temperatur und die der ab- und zugeführten Luft 
wird gemessen. Der ganze Apparat kann zum Ueberfluss durch eine 
Sehutzhülle aus dieken Matratzen gegen die äussere Temperatur ab- 
geschlossen werden. R. du Bois- Reymond (Berlin). 
Physiologie des Blutes, der Lymphe und der Gireulation. 
oO 
E. Petry. Ueber die Vertheilung der Kohlensäure im Blute. U. Mit- 
theilung (Hofmeister’s Beitr. z. chem. Physiol. III, 4/6, S. 247). 
Verf. wirft die Frage auf, ob die Vertheilung von Anionen und 
Kationen auf die Blutkörperchen und das Serum, welche man nach 
