98 



Centralblatt für Physiologie. 



Nr. 4. 



diis MitlelisKJck der Wippe drehbar ist. Dasselbe besteht aus einem 

 tiidssiven Hartoumraistück, in welches zwei runde Oefifnungen einge- 

 dreht sind, welche zur Aufnahme der beiden evacuirten, cylindrischen 

 Glasgefässe dienen. Jedes von beiden enthält vier Platindrähte einge- 

 schmolzen, von denen je zwei an einer Basalseite des Gefässes liegen, 

 das etwa zu ein Fünftel mit ehemisch reinem Quecksilber gefüllt ist. 

 Die nach aussen zu gelegenen Platindrähte jeder Seite sind 

 unter einander und mit dem Metalltheil der Achse leitend verbunden; 

 diese selbst trägt an ihren beiden, etwas über den Ständer vorragen- 

 den Enden eine Schraubenmutter, unter die ein jederzeit auswechsel- 

 barer, weicher Draht oder eine Litze beigeklemmt ist, der in einer 

 leichten Spirale die 

 Achse umfasst und an 

 seinem unteren Ende 

 am Ständer festge- 

 schraubt ist. Es wurde 

 diese Form des cou- 

 stanten und unverän- 

 derlichen Contactes an 

 Stelle der Feder, welche 

 bei dem Schlüssel von 

 Stein ach verwendet 

 ist, gewählt, um im 

 Falle eines Absprin- 

 gens der Löthstellen 

 derselben eine sofor- 

 tige einfache Behebung 

 des Schadens zu ermög- 

 lichen. 



Für die gewöhnli- 

 chen Arbeiten in den 

 Uebungsstunden und 

 bei der Vorlesung dürfte 

 übrigens der durch au- 

 federnde Beideckschei- 



ben gesicherte Contact der Achse allein vollkommen sicher und aus- 

 reichend sein, so dass das Einziehen der Drahtspirale nur bei speciellen 

 Untersuchungen erforderlich sein wird. Mit dem Ständer leitend ver- 

 schraubt sind seitlich die zwei Hauptklemmen der Wippe angebracht. 

 Die übrigen vier Platincontacte sind mit je einem isolirten, im 

 Hartgummi des Mittelstückes befestigten Metallsäulchen verbunden, 

 das an seinem Grunde ein Gewinde mit Mutter und Beilegscheiben 

 trägt. Unter diese sind die Enden von vier Litzen geklemmt, die die 

 Mitte der Grundplatte durchsetzen und zu den vier Seitenklemmen 

 führen. Da sich nirgends eine Löthstelle findet, sind auch sie jeder- 

 zeit bequem auszutauschen, wenn der unwahrscheinliche Fall ein- 

 treten sollte, dass ihre Isolirung unverlässlich wird. Es würde sich dann 

 ebenfalls empfehlen, um ein Auffasern der Seidenwickelung am Ende zu 

 vermeiden, die Stelle, an der die Drahtlitze die Isolirung verlässt, mit 

 einer concentrirten Lösung von Celluloid in Aceton zu überziehen. 



