J^l". 4. Centralblatt für Physiologie. 105 



Für die Bestimmung der Constanten mag hier auf die Abhand- 

 lung selbst verwiesen werden. Der Drehungswinkel t^ und seine 

 DiÖ'erentialquotienten nach der Zeit co und a' werden aus der Muskel- 

 curve hergeleitet; zu diesem Zweck wird der Drehungswinkel ip 

 für gleiche Zeitintervalle gemessen und die beiden Differentialquotienten 

 « und a' durch numerische Interpolation ermittelt. 



Was die Apparate betrifft, die Verf. anwendete, so ist das be- 

 wegliche System in zwei symmetrische Hälften getheilt durch eiue 

 Ebene, die durch die Drehungsachse und den Massenmittelpunkt des 

 Systems geht. Die so definirte Ebene wird bei Ausführung der Ver- 

 suche in horizontale Lage gebracht; diese Lage ist die Anfangs- oder 

 luitiallage, von welcher aus der Drehungswinkel ip gerechnet wird; 

 in dieser Ebene liegt auch die Schreibspitze, mit welcher die Curve 

 gezeichnet wird. Der Muskel befindet sich vertical darüber, an seinem 

 oberen Ende befestigt. Die Muskelcurve wird auf einer vertical 

 gestellten, runden Spiegelglasscheibe aufgezeichnet, die einen Eadius 

 von etwa 25 Ceutimeter hat und um eine horizontale Achse mit 

 constanter Geschwindigkeit (o) gedreht wird. Die Bewegung der Scheibe 

 und die Reizung geschieht nach dem von Fick bei seinem rotirenden 

 Cylinder angewandten Principe, um Unregelmässigkeiten in der Muskel- 

 curve, herrührend von Oscillationeu in P'olge der Bewegung, zu ver- 

 meiden, wird das fallende Gewicht von einem Arm, der an der Wand 

 befestigt ist, aufgefangen ; zu demselben Zweck wird noch das Stativ des 

 ßotationsapparates stark — mit etwa 20 Kilogramm — belastet. Hier- 

 durch werden wellenförmige, unregelmässige Biegungen, die sonst 

 bei mikroskopischer Untersuchung hervortreten, wohl ganz ver- 

 mieden. 



Bezüglich weiterer Details über das Myographion und den Rota- 

 lionsapparat muss auf das Original verwiesen werden. Dagegen bedarf 

 der Messungsapparat einiger Worte. Bei Ausführung der Messungen 

 des Drehungswinkels z/^ und der entsprechenden Zeit wird die Schreib- 

 fläche auf einem zu diesem Zwecke construirten Apparate befestigt; hier 

 kann die Scheibe um eine verticale Achse gedreht werden, die mit jener 

 zusammenfällt, um welche die Scheibe rotirte, als die Muskel- 

 curve gezeichnet wurde. Das Prineip der Messungen ist folgendes: 

 Einem Arme von derselben Länge (20 Centimeter) wie der Schreibarm im 

 Myographion wird für jeden Curvenpunkt dieselbe Lage zur Muskel- 

 curve gegeben, welche der Schreibarm bei Aufzeichnung desselben 

 Punktes hatte. Zu diesem Zwecke kann der Arm parallel mit sich selbst 

 längs eines Schlittens verschoben und weiter um das eine Ende 

 um eine zur Scheibe verticale Achse gedreht werden; das andere 

 Ende des Armes trägt ein vertical gestelltes Mikroskop, in dessen 

 Ocular sich ein Fadenkreuz befindet. Mit diesem Messungsapparate 

 können folgende Grössen ermittelt werden: Der Drehuugswiukel ^; 

 der Winkel a, der die diesem Winkel entsprechende Zeit bestimmt; 

 der Radius des Anfangskreises, den der Sclireibstift zeichnet, bevor 

 die Contraction anfangt, und schliesslich der Winkel & zwischen dem 

 Schreibarme und der Muskelcurve. Der Drehungswinkel t^ wird ge- 

 messen auf etwa 4 Winkelsecunden genau, der Winkel @ aber nur auf 

 etwa 4 Winkelminuleu. 



