J^^I•^ Q Centralblatt für Physiologie. 191 



fälschlich als Pflüger'sche Schläuche aagesehen wurden, eine Neu- 

 bildung von Eiern stattfindet. 



In dem menschlichen Ovarium konnten genau dieselben Vor- 

 gänge beobachtet werden. 



Sitzung am 4. Juui 1901. 

 Vorsiezender: Herr E. Zuekeriiaiuil. 



1. Herr A. Durig demonstrirt eine stroboskopische Methode 

 zur objectiven Darstellung der Schwingungen der Stimm- 

 bänder und knüpft daran folgende Bemerkungen: 



Die von Oertel und Koschlakoff angewendete stroboskopische 

 Methode zur Beobachtung der Schwingungen der Stimmbänder, welche 

 dann später im physiologischen Institut zu Wien von L. Rethi 

 (Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss. Math.-naturw. Ol. OV, Abth. III, 

 S. 197) moditicirt wurde, lässt sich in einfacher Weise dahin abändern, 

 dass die Schwingungen der Stimmbänder des künstlichen wie auch 

 des Leichenkehlkopfes durch Projection einem grösseren Auditorium 

 auf einmal demonstrirt werden können, indem entweder der Schatten- 

 riss der Stimmbänder und des Kehlkopfes mit einer Linse entworfen 

 wird oder, bei hinreichend starker Lichtquelle, das vom Kehlkopf aus- 

 gehende Licht episkopisch zur Bilderzeugung verwendet wird. Im 

 letzteren Falle erweist es sich als sehr vortheilhaft, die Kautschuk- 

 membrau des künstlichen Kehlkopfes, deren Schwingungen veran- 

 schaulicht werden sollen, mit weisser Deckfarbe zu überziehen, um 

 eine grössere Lichtstärke zu erzielen. 



Für das Schattenbild besteht die Anordnung, entsprechend der 

 von ßethi verwendeten Methode, aus der Lichtquelle — einer Bogen- 

 lampe ■ — ■ deren Oondensor die Strahlen derart auf die gegenüber- 

 liegende Scheibe wirft, dass die Spitze des Strahlenkegels auf dieselbe 

 zu liegen kommt. Die Scheibe selbst besteht aus Messing und misst 

 15 Centimeter im ßadius. In ihren Rand sind 40 Löcher von 

 0'5 Centimeter Durchmesser eingebohrt. Sie trägt seitlich eine Schnur- 

 scheibe und wird durch einen Elektromotor in Bewegung gesetzt, 

 während eine Stufenscheibe zur Variirung der Umdrehungsgeschwindig- 

 keit der Scheibe dient. 



Das immer nur durch ein Bohrloch ausfallende Licht trifft auf 

 einen Hohlspiegel, der dasselbe auf den Kehlkopf wirft und diesen 

 von der Seite her — bei der episkopischen Methode von vorne — 

 beleuchtet. Der Reflector muss dabei derart angebracht sein, dass am 

 gegenüberliegenden Projectionsschirm eine helle Ellipse entsteht, 

 deren Querdurchmesser möglichst an den Längsdurchmesser heran- 

 reicht. Ein zwischen Schirm und Kehlkopf entsprechend angebrachtes 

 Linsensystem entwirft dann ein deutliches und scharfes Schattenbild, 

 das bei bestimmter Wahl der Umdrehungsgeschwindigkeit der Scheibe, 

 welche das intermittirende Licht erzeugt, den Ablauf der Schwingungen 

 der Stimmbänder auch auf grosse Entfernung gut erkennen lässt. 



