402 Oentralblatt für Physiologie. Sr. 15. 



unter Herrn Hürthle's Leitung über den gleichen Gegenstand ge- 

 arbeitet hat (Pflüger's Arch. LXXII, S. 585), berichtigt. 



Herr Hürthle schliesst seine Kritik nait diesem Tadelsvotum: 



„Da .... in allen Punkten Fehler auf Seiten Schilina's vor- 

 handen sind, kann ihren Ergebnissen eine Bedeutung nicht bei- 

 gemessen werden." 



Da Herr Hürthle jetzt anwesend ist und ich seinen Tonographen 

 mitgebracht habe, so haben die verehrten Fachgenossen beste Ge- 

 legenheit, eine Entscheidung zu treffen. 



Schilina fand bei Aichung von Hürthle's Tonographen mittels 

 Quecksilbermanometers „bei kathetometrisch abgemessenen Druck- 

 veränderungen nicht proportionale Hebungen, respective Senkungen 

 des Hebels..., sondern in der Reihe abnehmender Drucke stellte 

 sich der Hebel, bei gleichen manometrischen Werthen, auf andere 

 Höhen, als er es in der Reihe zunehmender Drucke gethan hatte". 



Herr Tschuewsky beobachtete die gleiche Erscheinung, aber 

 in minderem Grade. Die Abweichung von der Nulllinie gibt er 

 merkwürdigerweise nicht an. Er meint, „diese ganz regelmässig 

 wiederkehrende Erscheinung dürfte als elastische Nachwirkung" aut- 

 zufassen sein. 



Schilina hat nachgewiesen (Arch. f. [An. u.] Physiol. 1898 

 und Zeitschr. f. Biol. XXX VHI), dass die Feder an Hürthle's Tono- 

 graphen „bis zum maximalen Blutdrucke innerhalb der Grenzen ihrer 

 vollkommenen Elasticität bleibt". 



„Mit Sicherheit liess sich feststellen, dass die entlastete Feder 

 ihre frühere Lage (vor der Belastung) sogleich und vollkommen wieder 

 annimmt." 



Schilina zeigte ferner, dass die capillaren Widerstände gegen 

 Verschiebung der Flüssigkeit in den Röhren den Druckrückstand ver- 

 ursachen. Dies wurde dadurch bewiesen, dass der Tonograph, mit 

 Flüssigkeiten verschiedener Zähigkeit (innerer Reibung), wie Methyl- 

 alkohol, Wasser, Aethylalkohol, Glyceriu gefüllt, nach Entfernung 

 desto höher stehen blieb, je dickflüssiger der Inhalt war. 



Ausserdem bestimmte Schill na mittels des „elektro-magneti- 

 schen Ausflussmessers" die Ausflusszeit aus dem vollständig (unge- 

 dämpft) oder unvollständig (gedämpfi) geöffneten Hahnrohre des Tono- 

 graphen, der abwechselnd mit Aether, Wasser, Magnesiumsulfatlösung, 

 geschlagenem Kalbsblut, Glycerin*) gefüllt war, und fand, dass „mit 

 der inneren Reibung der Flüssigkeiten die Zeit ihres Durchflusses 

 wächst". 



Uebrigens hängt, wie mich neue, auf hier vorliegender Curven- 

 tafel fixirte Versuche belehrten, der Grad des Rückstandes wesentlich 

 von der Dicke und Spannung der die Luftkapsel deckenden Kautschuk- 

 membran ab. 



*) Herr Dr. Heinrich v. Reeklinghaiisen raaelit hierzu in seiner Arbeit 

 „Ueber Blutdruckmessung beim Menschen" (Arch. f. exper. Path. XLVI, S. 128) 

 die Bemerkung: „Diese Beobachtung erklärt sich einfach dadurch, dass das Glyceriu 

 die Gumraimembran quellen lässt und so die elastische Nachwirkung derselben 

 verändert." Wer hat gezeigt, dass in Glyeerin Kautschuk quillt und warum ver- 

 zögert Blut gleichfalls den Ausfluss? 



