Nr. 23. Centralblatt für Physiologie. 707 



zuvor mit einer Eöhre verbunden hat, welche ich als Dififerential- 

 manometer bezeichne. Das Princip der Pitot'schen Eöhre beruht auf 

 folgenden Erscheinungen: 



Bringen wir eine rechtwinkelig gebogene Eöhre beispielsweise 

 in fliessendes Wasser in der Eichtung gegen den Strom, so wird das 

 Wasser in der Eöhre nicht bloss bis zur Höhe des Niveaus des ausser- 

 halb der Eöhre befindlichen Wassers ansteigen, sondern höher, und 

 es wird sich auf einer gewissen Höhe erhalten, welche von der Ge- 

 schwindigkeit des Stromes abhängig ist. Würden wir eine zweite solche 

 Eöhre in entgegengesetzter Eichtung (also in der Eichtung des Stromes) 

 einbringen, so würde das Wasser in derselben nicht bis zum Nullpunkt, 

 d. h. bis zum Niveau des umgebenden Wassers reichen, und wir könnten 

 die Geschwindigkeit mittelst folgender Gleichung berechnen: 



v = |/'kgh, 

 in welcher h die Höhendifferenz in beiden Eöliren, g die Beschleuni- 

 gung, k einen von den Eigenschaften der Flüssigkeit abhängigen Coeffi- 

 cienten bezeichnet. 



Pitot hat nun auch mit Hilfe von Eöhren, welche in dieser 

 Weise miteinander combinirt waren, die Geschwindigkeit des Stromes 

 in Flüssen und Canälen berechnet. 



In meiner Canüle entsprechen die beiden seitlichen Eöhrchen, 

 welche mit dem Manometer verbunden sind, den Pitot'schen Eöhren. 

 Die eine, welche dem Strome entgegengerichtet ist, zeigt in Folge 

 der Aeuderung der Stromesrichtung den höchsten Druck an, die andere 

 gibt in Folge der Geschwindigkeit der Theilehen, welche sich seitlich 

 fortbewegen, einen niedrigeren Druck an. Wenn wir den Blutdruck 

 im Gefässe mit D bezeichnen, so wird der Druck an der Abgangsstelle 

 des ersten Eöhrchens D -}- d betragen, wobei d den hydraulischen 

 Druck bezeichnet. In dem zweiten Eöhrchen dagegen wird der Druck 

 D — d^ betragen. Das mit den Eöhrchen verbundene Diflferentialmano- 

 meter wird nur die Druckunterschiede d -f- di angeben, welche wir h 

 nennen. Obwohl h im gegebenen Falle nur von der Stromgeschwindig- 

 keit abhängt, so wird es sich doch mit jeder Flüssigkeit und jeder 

 Eöhre ändern; nur unter den gleichen Bedingungen wird es von der 

 Geschwindigkeit abhängig sein. Man könnte diese Beziehung durch 

 eine Formel ausdrücken, doch haben die Experimente ergeben, dass 

 es am practischesten ist, dies empirisch festzustellen. Wenn wir als 

 Abscissen die Werthe von h verzeichnen und als Ordinaten die ent- 

 sprechenden, in der Secunde aus einer gegebenen Eöhre ausfliessenden 

 Flüssigkeitsmengen, so erhalten wir eine Curve, welche für jede Diffe- 

 renz h die entsprechende Geschwindigkeit angibt. 



Bei der Bestimmung der Strorageschwindigkeit des Blutes in 

 den Arterien stossen wir indessen auf eine gewisse Schwierigkeit, welche 

 eine unmittelbare Bestimmung dieser Differenz nicht zulässt. 



Diese Schwierigkeit hängt einerseits mit den beständigen Druck- 

 schwankungen und andererseits mit der fortwährenden Aenderung der 

 Stromgeschwindigkeit zusammen; in Folge dessen verändert sich auch 

 der Werth von h fortwährend. Um nun die Differenzen trotz ihrer 

 Veränderlichkeit in jedem Momente zu bestimmen, habe ich die Photo- 

 graphie zu Hilfe genommen. 



