708 Centralblatt für Physiologie. Nr. 23. 



Wenn wir Lichtstrahlen durch eine dünne, mit einer Flüssigkeit 

 erfüllte Eöhre fallen lassen, so werden dies-ilben an der Stelle, wo 

 die Flüssigkeit einen concaven Meniscus bildet, so gebrochen, dass 

 hinter dem Meniscus eine dunkle Linie entsteht. Eben diese Eigen- 

 thümlichkeit der Flüssigkeiten habe ich dazu benutzt, um die Lage 

 der beiden Menisci auf einem lichtempfindlichen Papiere zu be- 

 stimmen, welches sich hinter ihnen vorbeibewegt. 



Die Experimente haben ergeben, dass die Photogramme, welche 

 man direct bei der Bewegung des Papieres hinter den Röhren erhält, 

 unscharf und ungenau waren. Um dem abzuhelfen, werden die Röhren 

 mit einem Futterale bedeckt, welches einen feinen Spalt besitzt, damit 

 die Strahlen möglichst parallel hindurchfallen. Ferner müssen die Röhren 

 derartig aufgestellt sein, dass eine hinter der anderen steht, damit die 

 Strahlen durch beide hindurchtreten. In diesem Falle erhalten wir auf 

 dem sich bewegenden Papiere ein helles Band und auf diesem zwei dunkle 

 Linien, vorausgesetzt, dass sich die Flüssigkeit in den beiden Röhren 

 nicht auf dem gleichen Niveau befindet. Die besten Bilder der Ourve 

 erhielt ich jedoch mit Hilfe einer Linse, welche in dem vorgeführten 

 Apparate zu sehen ist. Nachdem das Bild der Linien auf der Mattscheibe 

 scharf eingestellt ist, setze ich an Stelle dieser die Oassette ein. Dieselbe 

 enthält das lichtempfindliche Papier auf einem rotirenden Apparate, 

 dessen Bewegungsgeschwindigkeit genau bestimmt ist. Es bedarf wohl 

 kaum der Erwähnung, dass die Canüle nach ihrer Einführung in das 

 Gefäss, ebenso wie die Röhren und das Manometer bis zu ihrer halben Höhe 

 mit einer indifferenten Flüssigkeit (Kochsalzlösung) gefüllt und dass diese 

 Manipulationen sehr sorgfältig ausgeführt werden müssen. Wenn dann die 

 Klemmen von der Arterie abgenommen werden sollen, so muss man, 

 um zu grosse Schwankungen des Druckes im Manometer zu vermeiden, 

 zuerst die Klemme vom distalen und dann erst diejenige vom proxi- 

 malen Ende entfernen. Vorher stehen, wenn die Röhren sorgfältig 

 mit Flüssigkeit gefüllt und die beiden Schenkel des Manometers gleich 

 dick sind, die Niveaus der Flüssigkeit in beiden Schenkeln auf gleicher 

 Höhe, falls sich die Flüssigkeit nicht in Bewegung befindet. In dem 

 Momente, in welchem wir dieKlemmen von der Arterie entfernen, treten die 

 Niveaus auseinander und zeigen fortwährende Schwankungen, welche ab- 

 hängen von den Contractionen des Herzens, von der Athmung, ferner 

 noch von dem Zustande der Gefässe und von der Einwirkung der 

 gefässverengenden und gefässerweiternden Nerven. 



Ein an einem normalen Hunde ausgeführter Versuch erstreckt 

 sich über 4 bis 5 Minuten; nach Einspritzung von Peptonlösungen 

 kann derselbe jedoch viel länger, bis zu einigen Stunden, ausgedehnt 

 werden. Das Auftreten von Gerinnseln, welche sich gewöhnlich zuerst 

 in den zum Manometer führenden Röhren bilden, schränkt die Dauer 

 eines Versuches ein, doch lässt sich derselbe fortsetzen, sobald man 

 den ganzen Apparat durchgespült hat. 



2. Herr G. Gärtner hält den angekündigten Vortrag: „Ueber 

 ein neues Instrument zur Bestimmung des Haemoglobin- 

 gehaltes im Blute (Haemophotograph)." 



Es ist bekannt, dass Blut und Blutlösungen die chemischen 

 Strahlen des Spectrums absorbiren. Wird die Verdünnung des Blutes 



