Nr. 23. Centralblatt für Physiologie. 709 



innerhalb gewisser Grenzen gehalten, so hat ein kleines Plus oder 

 Minus in der Concentration schon einen beträchtlichen Einfluss auf 

 die Durchlässigkeit für die genannten Strahlen. Auf diesen Thatsachen 

 beruht das Princip des neuen Apparates. 



Dieser besteht: 1. Aus einem photographischen Keil, d. h. dem 

 Diapositiv eines Keiles, der aus einem die chemischen Strahlen ab- 

 sorbirenden Körper hergestellt ist. Dem Keil parallel läuft eine eben- 

 falls auf photographischem Wege hergestellte Millimetertheilung. 2. Der 

 Kammer zur Aufnahme der Blutlösung. Sie ist cylindrisch, besitzt 

 einen Basisdurchmesser von 1*5 Centimeter und eine Höhe von 2 Milli- 

 meter. 3. Einer Pipette von 2 Cubikcentiraeter Inhalt. 4. Einer Pipette 

 von 0*02 Cubikcentimeter Inhalt. 5. Einer Blende, bestehend aus einem 

 12 Centimeter langen und 4 Centimeter breiten, geschwärzten Blech- 

 streifen, der in der Mitte ein rundes Loch von 6 Millimeter Durch- 

 messer und an der einen Längskante einen rechtwinkeligen Aus- 

 schnitt hat. 



Der Apparat wird in folgender Weise verwendet: Man bereitet 

 sich mit Hilfe der beiden Pipetten eine Iprocentige wässerige Lösung 

 des zu prüfenden Blutes und füllt diese in die Kammer, die hierauf 

 mit einer kleinen Glasplatte bedeckt wird. Nun wird die Kammer in 

 einen kleinen Copirrahmen geschoben, in welchem auch der Keil 

 fixirt ist. In den Eahmen wird ein Blatt photographischen Papieres 

 gelegt und der Apparat dem Lichte ausgesetzt. 



Auf dem Papiere bildet sich ab: 1. Ein rundes Feld, dem Boden 

 der Kammer entsprechend; 2. der photographische Keil und 3. die 

 Scala. 



Man schneidet die Copie entzwei, um das Bild der Blutkammer 

 neben das Bild des Keiles legen und diesem entlang verschieben zu 

 können. Mit Hilfe der Blende, in deren Fenster die beiden zu ver- 

 gleichenden Abschnitte erscheinen, sucht man nun jenen Punkt des 

 Keiles auf, der im Tone mit dem Bilde der Blutkammer identisch ist. 

 Am Ausschnitte der Blende wird der zugehörige Sealentheil abgelesen. 

 In einer Tabelle findet man den correspondirenden Haemoglobinwerth. 



Die Aichung der Keile geschieht durch Vergleich mit einem 

 sehr sorgfältig (empirisch) ausgewertheten Normalkeile. 



Als besonderer Vorzug des neuen Apparates gegenüber den bisher 

 construirten Haemoglobinometern ist der ihm eigenthümliche Umstand 

 hervorzuheben, dass auf vollständige Identität der zu vergleichenden 

 Objecte eingestellt werden kann. 



Sitzung am 21. Januar 1902. 

 Vorsitzender: Herr B. Hatsehek. 



1. Herr J. Tandler hält den angekündigten Vortrag: „lieber die 

 Entwickelung der Kopfarterien der Säuger." 



Die Arteria stapedia, deren vergleichend anatomische Verhältnisse 

 bei den Säugern in einer früheren Arbeit dargelegt worden sind, ist ein 

 primäres Gefäss des Kopfes, kommt embryonal bei allen Säugern vor. 



