Nr. 14 Zentralbiatt für Physiologie. 447 



0. Weiß und G. Joachim. Registrierung und BeproduJäion mensch- 

 licher Herztöne und Herzgeräusche. (Pflüge rs Arch. CXXIII.) 



Den bisherig-en Methoden zur Registrierung- der menschlichen 

 Herztöne von Donders, Martins, Hürthle, Einthoven, v. Holo- 

 vinski, Frank und Mar he haftet der gemeinsame Fehler an, daß 

 die schallaufnehmenden Apparate direkt mit der Brustwand der 

 Versuchsperson in Verbindung gebracht werden und infolge der 

 mechanischen Erschütterung durch die Herzbewegung in Eigen- 

 schwingungen geraten. 



0. Weiß' eigene Versuche gingen darauf aus, die Registrierung 

 der Herztöne ohne feste Verbindung des Registrierapparates mit der 

 Brustwand vorzunehmen. Die Schallzuleitung geschah nämlich durch 

 einen Trichter, dessen Rand aus Kautschuk hergestellt ist und luft-, 

 dicht an die Brustwand angelegt wird. 



Dieser Trichter ist mit einem eisernen Bügel an der Wand 

 des Laboratoriums befestigt. 



Über die Röhre des Trichters wird die Schallaufnahmevor- 

 richtung, das Phonoskop, geschoben, dessen Hauptbestandteil eine 

 in einer konischen, scharfwandigen Öffnung der vorderen Wand aus- 

 gespannte Seifenhaut ist. In das Zentrum derselben wird eine kreis- 

 förmige Glasöse eingesetzt, die sich an einem Ende eines recht- 

 winkelig gebogenen silbernen Glashebelchens befindet. Die Bieg- 

 samkeit desselben ist so groß, daß es ohne merkliche Dämpfung 

 schwingen kann. Die Bewegung des Hebels wird mit Hilfe des von 

 Herrmann und Gildemeister in Band CX des Pflügerschen 

 Archivs beschriebenen Apparates photographisch registriert. 



Das Gesamtgewicht des schwingenden Systems: Seifenhaut -\- 

 Glashebel beträgt höchstens 0"535 mg. Das Phonoskop ist so empfind- 

 lich, daß die Membran auf sehr leise gesprochene Vokale noch in 

 einer Entfernung von 10 m vom Sprechenden deutfich reagiert und 

 so beweglich, daß sie die Schwingungen des gesprochenen scharfen S 

 (6000 in der Sekunde) aufzeichnet. 



Die Zeitregistrierung geschieht durch die Bewegung eines 

 Stahlfederchens, das in den Gang der Lichtstrahlen gebracht wird. 

 Es ist über einem durch eine 100 Schwingungsstimmgabel erregten 

 Elektromagneten angeordnet. Man kann die Schwingungen des 

 Hebelbildes auch ohne Registrierung unmittelbar in einem rotierenden 

 Spiegel betrachten. An den mit diesem Apparate aufgezeichneten 

 Kurven zeigt sich folgendes: 



Die Herztöne sind nicht aus streng periodischen Schwingungen 

 zusammengesetzt. Die Schwingungszahlen schwanken zwischen 

 66*7 und 166*7 in der Sekunde. 



Der Zeitunterschied zwischen dem Beginn der beiden Herztöne 

 beträgt durchschnittlich 285 g. Der Druck entsteht in der Karotis 67'5 

 bis 77*5 g nach dem ersten Herzton. Eine gesetzmäßige Beziehung 

 der Lage der Herztöne zum Kardiogramme ließ sich nicht ermitteln. 



Die Distanz zwischen dem Anstieg des Karotisdruckes und 

 dem Beginn der dikroten Welle stimmt in keinem der gemachten 

 Versuche überein mit der Distanz des Beginnes der beiden Herz- 



31* 



