448 Zentralblatt für Physiologie. Nr. 14 



töne. Auch fötale Herztöne wurden mit dem Phonoskop untersucht. 

 G. Joachim untersuchte mit dem Phonoskop die Herzgeräusche und 

 fand, daß ganz leise Herzgeräusche, insbesondere die sehr leisen 

 akzidentellen Herzgeräusche, im allgemeinen nicht registriert werden 

 können. 



Alle raittellauten und lauten Geräusche wurden dagegen sehr 

 prägnant registriert. 



In der Feststellung des zeitlichen Verhaltens der Auskultations- 

 phänomene zeigt sich aber diese Untersuchungsmethode der mit 

 dem Ohre weit überlegen. 



Schließlich wurde noch von 0. Weiß durch Synthese der 

 Schalle aus den Kurven nach dem Prinzip der Telephonsirene die 

 Verläßlichkeit der Phonoskopregistrierungen erwiesen. 



Stigler (Wien). 

 H, Gerhartz. Die Aufzeichnung von SchaUerscheiiiunf/en^ insbesondere 

 die des Herzens. (Zeitschr, f. exp. Path. u. Ther. V, 1, S. 105.) 



Eine kritische Besprechung aller Faktoren, welche für eine 

 exakte Schallaufzeichnung in Betracht kommen, ergibt, daß keine 

 der bisher angegebenen Methoden zur Aufzeichnung der Herz„töne" 

 einwandfrei ist. Ein auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse 

 konstruierter „Herzschallschreiber", der möglichst alle Fehler der 

 Zuleitung und Registrierung vermeidet, wird beschrieben. Die Schall- 

 zuleitung geschieht nicht durch ein offenes Rohr, sondern, um die 

 durch die Herzaktion verursachten Luftstöße abzuhalten (welche die 

 gleichzeitige Kurve des Kardiogramms hervorrufen würden) ist das 

 Zuleitungsrohr gegen die Aufnahmemembran verschlossen, so daß 

 diese nur von Schallwellen getroffen wird. Die Aufnahmemeni])ran 

 ist zwischen den Kanten zweier Metallringe mit dreieckigem Quer- 

 schnitt aufgespannt, so daß sie ohne Spannungsänderung, Temperatur- 

 einflüssen etc. folgen kann. Die Übertragung der Membranschwingungen 

 auf ein photographisches, rotierendes Film geschieht mittels Gauß- 

 schen Lichthebels. Der Angriffspunkt desselben ist im Schwerpunkt 

 (d. 1. Mittelpunkte) der Membran gelegen. Der Hebel selbst besorgt 

 die Dämpfung der Eigenschwingungen der Membran, indem ein leichtes 

 Stäbchen deren Mittelpunkt mit dem ]\Iittelj)unkt eines dünnen Stahl- 

 plättchens verbindet, das durch den einen Pol eines Magneten fest- 

 gehalten wird. Mit der Bewegungsachse des Plättchens fällt der 

 Durchmesser eines durch Magnetismus an jenem festgehaltenen kreis- 

 förmigen Spiegels zusammen. Alle Schallaufnahmeteile des Apparates 

 sind doppelt, um als notwendigen \^ergleich die Auskultation eines 

 anderen Ostiums vornehmen zu können. Bei der Beurteilung wird 

 vom 2. Herzton ausgegangen. W. Wiechowski (Prag). 



Physiologie der Drüsen und Sekrete. 



M. Bleibtreu, l'ber EeservesfoJ/'e im tieri selten Organismus, ins- 

 besondere über die in der Leber angehäu/fen lieser vestojj'e der 

 Greifsiralder Herbst frösche iin Jahre 1907. (Mitt. a. d. Naturwiss. 

 Ver. für Neuvorpommern u. Rügen 1907.) 



