Nr. 4 Zentralblatt für Physiologie. 127 



auf eine Höhe von zirka 2 mm abgedämpften Pulse auf dem Kymo- 

 graphion verzeichnete. Natürlich mußte es dabei vermieden werden, 

 beide Schläuche gleichzeitig offen zu lassen, da dann Magnesium- 

 sulfatlösung in die eine Arterie hineingedrückt wird und das Tier stirbt. 



Außer diesen Messungen wurde an der Mehrzahl der benutzten 

 Tiere noch ein Kontrollversuch mit einem Differential-Quecksilbermano- 

 meter vorgenommen. Eine U-förmig gebogene, aufrechtstehende Glas- 

 röhre, die in ihrer unteren Hälfte mit Quecksilber und in ihren oberen 

 beiden Endungen bis zu den Öffnungen mit Magnesiumsulfat gefüllt war, 

 wurde gleichzeitig mit den beiden zu vergleichenden Arterien ver- 

 bunden, indem die beiden, gleichfalls mit Magnesiumsulfat gefüllten 

 Druckschläuche mit den beiden offenen Enden der Röhre verbunden 

 wurden. An einem hinter der Röhre angebrachten Maßstabe ließ sich 

 dann der Unterschied des Druckes der beiden Arterien leicht ablesen. 



Die Messungen mit dem G ad sehen Manometer wurden an 

 14 Tieren vorgenommen, an 7 Hunden und 7 Katzen. Aus den ver- 

 schiedenen Teilen jeder Kurve wurden 5 bis 6 Pulsgruppen aus- 

 gewählt, wobei zu jeder Gruppe Pulse der Carotis und Cruralis ge- 

 hörten, die in der angegebenen Weise unmittelbar nacheinander auf- 

 genommen worden waren. Es wurden in jeder Gruppe 6 Pulse der 

 Carotis und 6 der Cruralis gemessen, und zwar, wenn, wie meist, 

 die Atemschwankungen der Pulskurve sich bemerkbar machten, von 

 jeder Atemschwankung der höchste und der niedrigste Puls. Es 

 wurde hierauf das Maximum und Minimum jedes Pulses bestimmt 

 und das Mittel aus den Carotis- und das aus den Cruralispulsen jeder 

 Gruppe bestimmt, Aus den Ergebnissen der einzelnen Pulsgruppen 

 wurde dann wieder der Mittelwert der Pulshöhe von Carotis und 

 von Cruralis für das Versuchstier festgestellt und dieser in den Druck- 

 wert von Millimeter Quecksilber umgerechnet, dessen Verhältnis 

 zu den Angaben des Gad sehen Manometers jedesmal durch 

 empirische Aichung festgestellt wurde. 



Neben dieser Berechnung der mittleren Höhe der einzelnen 

 Pulsgruppen ging aber noch eine andere Berechnung genau der- 

 selben Pulse und Pulsgruppen einher. Es wurde schon erwähnt, daß 

 die einzelnen Pulsschwankungen der Cruralis größer sind, als die 

 der Carotis desselben Tieres, was allerdings in den eigenen Unter- 

 suchungen des Verfassers sich nicht in jedem Falle und jedenfalls 

 bei den verschiedenen Tieren in sehr verschiedenem Grade bestätigte. 

 Diese Erscheinung wird wahrscheinlich dadurch verursacht, 1 ) daß an 

 den peripherischen Verästelungen der Cruralis die Pulswelle ohne 

 Zeichenwechsel reflektiert worden ist und daß diese so entstandene 

 Reflexwelle sich der primären Welle addiert hat, Die Berechnung 

 des mittleren Blutdruckes aus dem Mittel zwischen Maximum und 

 Minimum der einzelnen Pulshöhe würde dann also nicht richtig sein, 

 sondern einen zu großen Wert angeben, da der Gipfel des Pulses 

 durch das zufällige Zusammentreffen der beiden Wellen künstlich er- 



!) v. Kries, Studium zur Pulslehre, 1892, S. (57; Ho or weg, Arch. f. 

 Physiol. LH, S. 488, zitiert nach Tig erste dt, Physiologie des Kreislaufes, 

 S. 352. 



