258 Zentralblatt für Physiologie. Nr. 8 



Was zunächst den Pistonrekorder betrifft, so weiß wohl jeder, 

 der sich damit bei ähnlichen Versuchen beschäftigte, wie äußerst 

 sorgfältig das Instrument behandelt und fortwährend beobachtet 

 werden muß, um eine gute Registrierung zu erzielen; besonders 

 wenn es sich um die kleinsten Größen von 05 cm Zylinderdurch- 

 messer handelt. Diese sind aber erforderlich, um den Puls 

 der Kaninchenniere noch deutlich zum Ausdruck zu bringen. 

 Da nun bei so kleinem Durchmesser der Zylinder der Volumen- 

 schwankungen wegen ziemlich lang sein muß, so ist eine 

 lange Führungsstange erforderlich. Bei stärkerem Ansteigen des 

 Volums wird sich diese nun, weil sie ja an dem Schreibhebel des 

 Rekorders fixiert ist, in spitzen Winkel zu der Oberfläche des 

 Kolbens stellen, der dadurch leicht in geringe Schrägstellung gerät 

 und dann infolge vermehrter Reibung dem Volumen nicht mehr 

 richtig folgt. Da solche Verhältnisse häufig ganz unkontrollierbar 

 sind und mit ihnen Entweichen der Luft in kleinsten Portionen zu- 

 mal bei längerer Dauer der Versuche verbunden ist, so ist man nie 

 ganz sicher, ob die Volumschreibung richtig ist. 



Die Brodie sehen Bellows haben denselben Fehler. Auch nach 

 vorheriger sorgfältiger Prüfung auf Dichtigkeit können bei lang- 

 dauerndem Experiment noch immer genügende Luftmengen aus- 

 treten, um die Volumzeichnung falsch zu gestalten. Dazu kommt 

 bei ihnen die Schwierigkeit des frischen Beziehens und ferner be- 

 sitzen sie den Nachteil, daß man, um den Puls darzustellen, kleine 

 Größen nehmen muß, die dann wieder nicht für die Volumexkur- 

 sionen ausreichen. 



Wir verzichteten also gänzlich auf die Luftfüllung, wegen der 

 bei ihr niemals ganz auszuschließenden Unsicherheit bezüglich Luft- 

 austrittes, die bei so kleinen Schwankungen schwer ins Gewicht 

 fällt. Statt dessen wählten wir nach dem Vorgange Otfried M ü 1- 

 lers 1 ) das Petroleum als Überträger. Es hat gegenüber Wasser 

 den Vorzug einer sehr viel geringeren inneren Reibung; um den 

 Trägheitswiderstand möglichst klein zu machen, wurde mit kurzen 

 Röhrenleitungen gearbeitet. 



Die Schreibvorrichtung 2 ) selbst ist sehr einfach und wird durch 

 untenstehende Figur erläutert. 



Sie besteht aus einem rechtwinkelig gebogenen Glas oder 

 Metallrohr, dessen kurzer senkrecht stehender Arm etwas weiter 

 ist als der horizontale längere; der Durchmesser des ersteren betrug 

 für unsere Nierenversuche 7 mm, der des letzteren 3 mm. 



An dem längeren Arm befindet sich ein horizontal abgehendes 

 T-Rohr, das durch Schlauch mit Klemme verschlossen wird. In dem 

 senkrechten Schenkel läuft der Schwimmer, ein papierdünner, oben 

 geschlossener, unten offener, 6 bis 8 mm hoher Ebonitzylinder mit zwei 

 schmalen Führungsringen; auf dem Deckel dieses eine Tauch er- 



') ( T ber eine neue Methode zur Aufzeichnung von Volumschwankun- 

 gen etc. (Arch. f. An. u. Physiol., Phys. Abt., Suppl. 1904.) 



'-') Angefertigt von Universitätsmechaniker Albrecht, Tübingen. 



