Nr. 8 



Zentralblatt für Physiologie. 



259 



glocke darstellenden Zylinders ist ein feiner Aluminiumdraht mit 

 Gelenk wie beim Pistonrekorder angebracht. Dieser wird genau 

 wie beim Rekorder mit dem ausbalanzierten Schreibhebel eines 

 solchen in Verbindung gebracht. 



Der Schwimmer geht ziemlich lose in dem senkrechten Arm. 

 Er hat an und für sich schon äußerst geringes Gewicht, das durch 

 die Ausbalanzierung des Hebels gänzlich aufgehoben werden kann. 

 Er besitzt aber außerdem durch die in seinem Innern eingeschlossene 

 Luft genügend starken Auftrieb, daß er nach Füllung des Systems 

 mit Petroleum sich immer auf der Oberfläche der Flüssigkeit er- 

 hält und jeder Bewegung derselben aufs exakteste folgt, sobald man 

 ihn so tief eingetaucht hat, daß jede Luftblase zwischen Schwimmer 

 und Rohrwand verschwunden ist. Reibung behindert ihn dabei prak- 

 tisch so gut wie gar nicht, da sie einmal durch das Petroleum, 

 dann aber auch durch die Führungsringe vermindert wird. Letztere 

 bewirken, daß der Schwimmer sich nicht in seiner ganzen Länge 



u. 



T I Rohr 



der Rohrwand anlegt, sondern nur an 2 Punkten mit ihr in losen 

 Kontakt tritt, wie dies Otfried Müller in seiner oben zitierten 

 Arbeit angegeben hat. 



Im Gegensatze zu den mit Luft gefüllten Instrumenten ist es 

 nicht notwendig, ein sehr exakt rund gearbeitetes Metallrohr zu 

 verwenden, weil der Schwimmer nur lose in dem Zylinder zu gehen 

 braucht; die Abschließung besorgt das Petroleum. Es kann also, 

 was wesentlich zur Verbilligung und vor allem zur genaueren Kon- 

 trolle beiträgt, Glasrohr genommen werden. 



Eine vorherige Prüfung oder Überwachung während des Ver- 

 suches ist bei dieser Einrichtung nicht nötig; sie arbeitet stunden- 

 lang mit großer Präzision und ist stets fertig zum Versuch, wenn 

 einmal aufgestellt. 



Ein großer Vorzug des Instrumentchens ist seine sehr be- 

 queme Einstellbarkeit. Durch das seitliche T-Rohr kann Petroleum 

 ab- und zugeführt werden, ohne daß damit irgend welche Störung 

 verbunden ist. Dementsprechend lassen sich auch sehr leicht Be- 

 rechnungen der Volumsänderung anstellen. 



21* 



