400 Zentralblatt für Physiologie. Nr. 12 



(Traveaux des laboratoires des professeurs Morat et Cazeneuve). 



(C. R. Soc. de Biol. LX, 14, p. 681; 18, p. 860, 862.) 



Verff. suchten die Herkunft des Fibrinogens aufzuklären, indem 

 sie Hunde nach Magen die und Dastre fibrinfrei machten, in der 

 folgenden Regenerationsperiode zu verschiedenen Zeiten und an 

 verschiedenen Stellen des Gefäßsystems Blut entnahmen und darin 

 das Fibrin — als ausgewaschenes Blutgerinnsel — bestimmten. Die 

 vollständige Regeneration nimmt nach diesen Versuchen etwa 10 

 Stunden in Anspruch, die Fibrinmenge nach dieser Zeit ist am ge- 

 ringsten in den Venen, ein wenig höher in den Arterien, noch etwas 

 höher in der Lebervene. Das Pfortaderblut zeigte in den angeführten 

 vier Versuchen keine Regelmäßigkeit. W. Heubner (Zürich). 



J. Plesch. Über objektive Hämoglöbinometrie. (Biochem. Zeitschr. I, 

 1/2, S. 32.) 



Die Genauigkeit der Hämoglobinbestimmung ist bei allen ge- 

 bräuchlichen Methoden mehr oder weniger von der Farbenempfind- 

 lichkeit des Untersuchers abhängig. Das Bedürfnis, die Konzentra- 

 tion einer Farbenlösung unabhängig vom Beobachter objektiv fest- 

 zustellen, hat Verf. veranlaßt, zu diesem Zwecke das Selen zu 

 verwerten, welches unter anderem die Eigenschaft besitzt, daß sich 

 auf Belichtung seine elektrische Leitfähigkeit ändert. Diese Eigen- 

 schaft des Selens scheint auf einer bei Belichtung auftretenden 

 Polymerisierung zu beruhen. Bezüglich der Lichtabsorption des Selens 

 fand Verf., daß das Absorptionsmaximum annähernd mit den D- 

 Streifen des Natriums zusammenfällt und daß gemäß dem photo- 

 chemischen Gesetze das Absorptionsmaximum mit dem Maximum 

 der Veränderung zusammenfällt. Die Versuchsanordnung besteht 

 darin, daß ein Strom durch eine Selenzelle zum Galvanometer ge- 

 leitet und die Selenzelle von einer Lichtquelle beleuchtet wird, vor 

 welchem die zu untersuchende Lösung steht. Sehr störend können 

 Thermoströme sein, die aber durch Manganinleitung zu beseitigen 

 sind. Zur Messung dient ein Spiegelgalvanometer mit Fernrohr- 

 ablesung und Skalaentfernung von zirka 1 m. Die Hauptschwierig- 

 keit des Arbeitens liegt darin, das Galvanometer auf einen Ruhe- 

 punkt zu bringen. Als haltbare Testflüssigkeiten empfiehlt Verf. das 

 salzsaure Hämatin nach Sahli und das Kohlenoxydhämoglobin nach 

 Hoppe-Seyler; die Konzentration der Testlösung muß selbstver- 

 ständlich bekannt sein. Zuerst wird der Ausschlag bei dazwischen- 

 gestellter Testflüssigkeit bestimmt, dann wird die zu untersuchende 

 Lösung vor die Selenzelle gestellt und wieder der Ausschlag be- 

 stimmt. Die Differenz in den Ausschlägen ist proportional der Kon- 

 zentrationsdifferenz. Wenn C die bekannte Konzentration der Test- 

 lösung, Cj, die unbekannte Konzentration der zu untersuchenden 

 Lösung, D den Ausschlag bei der Testlösung und D x den Ausschlag 

 der zu bestimmenden Lösung bedeutet, so kann man die Konzen- 

 tration aus folgender Formel berechnen: 



Ci D, D.C 



c" = D ' daher ( 1 = TT 



