Xr. 21 Zentralblatt für Physiologie. 709 



genommen werden, daß diese Wiederherstellung des Tonus durch in 

 den Gefäßwänden selbst gelegene Apparate erfolgt ist, da durch 

 vikariierende Kontraktion der Haut- und Muskelgefäße hei erschlafften 

 Splanchnikusgefäßen ein normaler Blutdruck nicht denkbar ist. 



A. Fröhlich (Wien). 

 H. v. Recklinghausen. Unblutige Blutdruckmessung. (Aus dem 



Laboratorium f. experim. Pharmakologie zu Straßburg, 191.) 



(Arch. f. exper. Pathol. LV, 6, S. 376.) 



Bereits vor fünf Jahren hat Verf. in einer eingehenden kri- 

 tischen und experimentellen Arbeit (vgl. dieses Arch. XL VI, 1901, 

 S. 78) die Frage erörtert, ob es möglich sei, den arteriellen Blut- 

 druck beim Menschen zu messen und nach welchen Grundsätzen 

 man dabei zu verfahren habe. Die vorliegende Arbeit enthält in 

 drei Abhandlungen die Beschreibung der vom Verf. konstruierten 

 Apparate zur Blutdruckmessung am Menschen, ferner die ausführ- 

 liche theoretische Begründung und die praktische Anweisung zur 

 Messung des Druckes in den großen Arterien, in den kleinen Arterien, 

 den Venen und den Kapillaren des Menschen. 



Der neue, dem Riva-Roccischen im Prinzip ähnliche Apparat 

 besteht aus einem platten Schlauch (Manschette), der fest um den 

 Oberarm gelegt wird, einer Luftpumpe, mit welcher der Schlauch 

 aufgeblasen wird, und dem Tonometer zur Ablesung des in der 

 Manschette herrschenden Druckes. Voraussetzung einer brauchbaren 

 Messung ist vor allem genügende Breite der Manschette (13 cm) und 

 straffes Anliegen derselben. Die Pumpe ähnelt in der Form den 

 Fahrradpumpen. Das Tonometer enthält als druckanfachendes Organ 

 eine Bourdonröhre, deren Krümmungsänderungen auf einen über 

 einem Teilkreis sich bewegenden Zeiger übertragen werden. Der 

 Druck wird in Zentimeter Wasserhöhe angegeben; diese (absolute!) 

 Maßeinheit wird aus theoretischen und praktischen Gründen dringend 

 für Blutdruckmessungen an Stelle der üblichen Hg-Druckwerte 

 empfohlen, vor allem weil hierbei aus der an einer beliebigen 

 Körperstelle bestimmten Druckgröße der Druck an jeder anderen 

 Stelle allein durch Berücksichtigung des Höhenunterschiedes be- 

 rechnet werden kann. Als Normalniveau wird die „Herzhöhe" ge- 

 wählt und genauer als bisher anatomisch definiert. 



Mit dem beschriebenen Apparat können folgende Messungen 

 vorgenommen werden: 1. Die palpatorische Bestimmung des 

 systolischen Pulsdruckes, d. h. des maximalen Druckes, bei dem die 

 Pulswelle eben wieder unter der komprimierenden Manchette hin- 

 durchschlägt. 2. Die oscillatorische Messung des maximalen und 

 minimalen Pulsdruckes. Erreicht der Druck in der Manschette eine 

 gewisse Höhe, so teilen sich die pulsatorischen Volumschwankungen 

 der Arterie dem Luftraum in der Manschette mit: das Tonometer 

 zeigt mit dem Puls isochrone Oscillationen. In dem Moment, wenn 

 der Außendruck den minimalen (diastolischen) Arteriendruck gerade 

 überschreitet und die Arterie diastolisch kollabiert, werden diese 

 Oscillationen erheblich größer und bleiben groß, bis der Außen- 

 druck den maximalen (systolischen) Blutdruck erreicht hat. Obere 



Zentralblatt für Physiologie XX. 



