730 



Zentralblatt für Physiologie. 



Nr. 22 



Die Abbildung- unten zeigt den Apparat und die ganze 

 Versuchsanordnung nach einer photographischen Aufnahme, Fig. 1, 

 S. 732 das Schema seiner Einrichtung: 



An einem hohen starken, vernickelten Eisenstabe Sj S 2 , der 

 auf einer Grundplatte steht, sind folgende Bestandteile montiert: 



-'' 1. Die Kammer K, ein 20 cm hoher Glaszylinder von 40 mm 

 lichtem Durchmesser und 1*5 mm Wandstärke, der an beiden Enden 

 mit einer Metallfassung versehen ist. Die untere Fassung F 2 ist 

 eine Metallkappe, welche über das untere Ende des Glaszylinders 



geschoben ist und mit demselben sehr fest und luftdicht verkittet 

 ist. Die Bodenplatte der Kappe, welche also auch den Boden des 

 Kammerraumes bildet, hat drei metallische, 2 cm lange Tubulaturen 

 (Rj R 2 R y ) von je 4 mm Durchmesser, durch welche der Kammer- 

 raum entweder mit den Glaskugeln des Absorptionsapparates A x A s 

 oder mit den Büretten V, welche den Reaktionen auf Sauerstoff 

 und Kohlensäure dienen, verbunden werden kann. 



Nach innen ragen an der Peripherie der Bodenplatte zwei 

 3 cm hohe Metallgabeln g hervor, welche zur Führung für das den 

 Muskel belastende Gewicht G dienen. 



