880 



Zentralblatt für Physiologie. 



Nr. 26 



es, die Kontakte der beiden Hebeln ungleichzeitig zu öffnen, respek- 

 tive zu schließen, um auf diese Weise bei Einschaltung des primären 

 Stromkreises eines Induktionsapparates in den einen Hebel und das 

 entsprechende Näpfchen und des sekundären Stromkreises in den 

 zweiten Hebel und das entsprechende Näpfchen einem Präparat 

 entweder nur Öffnungsreize oder nur Schließungsreize zuzuführen. 



Ai H, P 



WA 2 Ni 



Infolge der geringen Schleuderung der Hebel, die durch das geringe 

 Gewicht der Hebel, durch die Spiralfedern und die verstellbaren 

 Anschläge auf ein Minimum beschränkt wurde, ist einerseits ein 

 gleichmäßiger Gang des Apparates gesichert, und anderseits auch 

 die Möglichkeit gegeben, bis zu 15 Einzelreizen in der Sekunde 



WlJJ,IJi(miJiHJMI.M.W,I.IM^ 



JihKVllilMW«\hhIiNWi»iM>*JJ4<iiWl)iHl«*l» l JilJJ 



Sekundenmarken. 



einem Präparat zuzuführen. Die folgende Kurve gibt ein anschau- 

 liches Bild der Funktion des Apparates, wenn 15 getrennte Heize 

 in der Sekunde durch den Apparat gesetzt werden. 1 ) 



Zur Herstellung dieser Kurve wurde in jeden Hebel ein Akku- 

 mulator und ein Signal eingeschaltet. 



') Der Apparat ist vom Institutsmechaniker L. Castagna in Wien 

 angefertigt. (Preis G0 K. ) 



