456 Zentralblatt für Physiologie. Nr. 10 
Vaguswirkungen auf das sekundäre wie auch die tertiären Zentren 
können durch Atropin aufgehoben werden. 
In diesem von Nicolai beobachteten Falle von Adam- 
Stokes mit einem kompensierenden Auftreten von Allodromien 
konnte Plesch in Ruhe das hohe Schlagvolumen des Herzens von 
174 cm? feststellen, wie es bei normalen Herzen und bei intensiver 
Arbeit vorkommt. Wenn nun von einem solchen Herzen Mehrarbeit ge- 
fordert wird, so kann es dies nicht mehr durch Erhöhung des Schlag- 
volumens leisten; eine gewöhnliche Steigerung der Pulsfrequenz ist 
auch nicht möglich, es schaltet jedoch Extrakontraktionen ein. Diese 
müssen aber auch leistungsfähig sein, damit sie das Minutenvolumen 
erhöhen. In diesem Falle sind also die Extrasystolen eine hervor- 
ragende kompensatorische Entwicklung des Organismus. 
Biedermann (Breslau). 
Ohm. Beitrag zur photographischen Pulsregistrierung. (Münchener 
med. Wochenschr. LVII, 7, S. 343.) 
Der Verf. hat nach der von Czermak und Bernstein an- 
gegebenen photographischen Methode eine größere Anzahl von Puls- 
aufnahmen gemacht. Hierzu gebrauchte er folgende Methode: Ein 
planparalleles Spiegelchen wird der Radialisgegend so aufgeklebt, 
daß der untere Rand derselben als Achse fixiert ist, während der 
obere von der Arterie gehoben und gesenkt wird. Ein von einer 
elektrischen Bogenlampe aus durch einen horirontalen Spalt auf das 
Spiegelchen geworfenes Lichtband wird von demselben reflektiert 
und macht zugleich die Bewegungen des Spiegels mit und wird auf 
einem photographischen Kymographion aufgenommen. Um eventuell 
störende Zitterbewegungen des Armes festzustellen, brachte er 
zugleich ein zweites Kontrollspiegelchen an, das von der Pulswelle 
unbeeinflußt blieb. Die Kontrollaufnahme stellt, wenn keine Zitter- 
bewegungen vorhanden sind, eine gerade Linie dar. 
Nach einiger Ubung gelang die Einstellung meist rasch. Auf 
diese Art und Weise wird im Gegensatz zu den anderen klinisch 
verwendbaren Registriermethoden ein lokaler Volumenpuls, kein 
Druckpuls wiedergegeben. Die Registrierung des Venenpulses gelingt 
leichter und richtiger, während bei anderen Methoden häufig infolge 
zu geringer Kraft der Venenpulswelle eine Wiedergabe der Volum- 
änderung der Vene nicht oder wenigstens nur ungenau gelingt. 
Biedermann (Breslau). 
Veiel und Noltenius. Die Vorzüge des O. Frankschen Spiegel- 
sphygmographen für die Aufzeichnung der Pulsform. (Münchener 
med. Wochenschr. LVH, 15, S. 782.) 
Die Verif. haben bei denselben Personen mit dem Jaquetschen 
Sphygmographen und mit dem Frankschen Spiegelsphygmographen 
37 Kurven aufgenommen. Beim Vergleich derselben ist ihnen be- 
sonders aufgefallen, daß Pulse, die mit dem Frankschen Apparat 
einen spitzen Gipfel haben, mit dem Jaquetschen ein abgerundetes 
Plateau zeigen und als Pulsus tardi erscheinen können, und daß 
der Franksche Apparat die Reflexionswellen im katakroten Schenkel 
viel deutlicher wiedergibt. 
Zu. 
N 
