Nr. 12 Zentralbiati für Physiologie. 513 
längerer Dauer außerdem zu kostspielig, Herr Burian ging bei 
seinem Apparat nur bis zu 10 Atmosphären!), ich aber arbeite, wie 
schon erwähnt, mit dem Rührer bei 15 Atmosphären nicht „stunden”-, 
sondern tagelang. Dazu kommt noch, daß bei dem Burianschen 
Apparat ein Teil des Filtrans ins Manometer geraten, ein Teil im 
Gaszufuhrrohre bleiben kann; darum ist dort, wie es mir scheint, 
die Filtration kaum quantitativ und sauber auszuführen. Der Apparat 
nach Burian hat als einzigen Vorteil die bequeme Füllung und 
Entleerung des Filtrierkorbes nach der Beendigung des Versuches, 
was beim Bechholdschen Apparat etwas umständlicher ist; doch 
läßt sich diese Verbesserung an letzterem mit Leichtigkeit an- 
wenden. 
In der letzten Zeit haben die „Vereinigten Fabriken” den 
Bechholdschen Apparat mit einem anderen Verschluß konstruiert, 
welcher die Filtration bei 50 Atmosphärendruck unter Rühren ge- 
stattet. Für den Druck bis 15 Atmosphären ist der alte Verschluß 
vollständig genügend und praktisch, nur rate ich, beim Zudrehen 
über die Ärmel des Filtrierkorbes Eisenröhren zu stecken, wie man 
sie für Wasserleitungen verwendet, 10 bis 15 em lang; damit wird der 
Hebel länger und man kann stärker zuschrauben, wenn man keinen 
Schraubstock (nach Bechhold) zur Verfügung hat. 
Statt des Nickeldrahtnetzes?) verwende ich eine kupferne ver- 
nickelte Siebscheibe mit Löchern, etwas kleiner als Imm. Bei be- 
sonders genauen Versuchen (bei Messung der Kolloidteilchen), wenn 
der Druck stark ist, ist es ratsam, das Nickeldrahtnetz zusammen 
mit dieser Scheibe zu verwenden, um die Ausbuchtungen und un- 
regelmäßige Inanspruchnahme des Gallertfilters zu vermeiden. 
Den kleinen von Burian vorgeschlagenen Ultrafiltrations- 
apparat?) aus zwei Saugflaschen (für niedere Drucke und ohne 
Rührer) halte ich für praktisch; leider dürfte er nur in seltenen 
Fällen von Nutzen sein, da die filtrierende Oberfläche zu klein ist. 
Jedenfalls wäre es einfacher, statt !/; Atmosphärenüberdruck ein 
Vakuum zu benutzen, eventuell unter Zuleitung eines indifferenten 
Gases in die obere Saugflasche. Man kann noch einfacher verfahren, 
nämlich durch ein Kollodiumfilter‘) mit Hilfe einer Nutsche und 
Saugflasche zu filtrieren, wobei auch das Rühren möglich wird u. a. m. 
Doch alles das ist nur eine Modifikation desselben Prinzips, welches 
zum ersten Male in einer bequemen und leicht ausführbaren Form 
in die Laboratoriumpraxis von Bechhold eingeführt ist, wenn auch 
schon vor ihm mehrere andere von Burian zitierte’) Gelehrte die 
Filtration durch Gallerte, allerdings in primitiver Form, zu ver- 
schiedenen Zwecken benutzt haben. 
Hr: a 8. 7ER, 
2) Bei dem stärkeren Druck reißen sie oft. 
3) ki CS, 72, 
*) Bei Carl Schleicher und Schüll zu haben. Es sei bemerkt, daß 
die Kollodiumfilter bei der Arbeit viel bequemer als die Gelatinefilter sind. 
MC: N167. 
37*7 
