Nr. 14 Zentralblatt für Physiologie. 609 
nutzen kann. Umständlich und Anlaß zu Fehlerquellen gab die Not- 
wendigkeit eines Thermostaten, um die Untersuchung bei Körper- 
wärme vorzunehmen und die Anwendung eines bestimmten Mano- 
meterdruckes. Als Druck könnte man seiner Ansicht nach am besten 
die Schwere benutzen, also eine am bestimmten Orte konstante Kraft. 
Untersuchungen über Viskositätswerte bei verschiedener Temperatur 
ergaben eine Änderung der Vikosität des Blutes bei Abkühlung des- 
selben auf 20° G in gesetzmäßiger Weise, so daß man bei 
Untersuchungen bei 20° C ebenso richtige Vergleichswerte erhält. 
Will man jedoch trotzdem bei Körperwärme untersuchen, so emp- 
fiehlt er die von ihm angegebene „lebenswarme” Entnahmespritze. 
Dann wendet sich Verf. gegen Münzer und Bloch, welche 
behaupten, daß der Determannsche Apparat an Brauchbarkeit dem 
Heßschen nachsteht, da sie gefunden haben, daß bei vergleichender 
Untersuchung von dickeren Blutarten sein Apparat ständig, und 
zwar progressiv höhere Viskositätswerte ergab als der Heßsche. 
Verf. stellt umfassende Versuche mit definierten Flüssigkeiten gegen- 
über den Versuchen von Münzer und Bloch, die nur Blut, das 
eine physikalisch undefinierte Flüssigkeit ist, mit seinem Apparate 
an und fand, daß der hierbei angewendete Druck, die Röhrenweite, 
die Verschiedenheit der Kapillaritätskonstante, die Form und An- 
ordnung des Apparates keine störende Rolle bei der Gerinnung der 
relativen Viskositätswerte spielen. Auch der Hirudinzusatz erwies 
sich nicht als fehlerhaft. Er meint, die Fehlerquelle stecke im Gegen- 
teil im Heßschen, beziehungsweise Münzer-Blochschen Apparat. 
In Betracht käme der Umstand, daß, da bei der Enge der Kapillaren 
oft ein ziemlich starker Saugdruck angewendet werden müsse, durch 
turbulente Bewegungen die Durchflußgeschwindigkeit ungünstig be- 
einflußt werden könnte. Ferner könnte bei Anwendung sehr enger 
Kapillaren die „Gleitung” eine Rolle spielen. Biedermann (Breslau). 
K. Moeckel und E. Frank. Ein einfaches Verfahren der Blut- 
zuckerbestimmung. (Aus der inneren Abteilung des städtischen 
Krankenhauses in Wiesbaden.) (Zeitschr. f. physiol. Chem. LXV, 
4, 8. 323.) 
12 bis 15 em? Blut werden in einem Schälchen, das eine Messer- 
spitze Fluornatrium enthält, aufgefangen und dann zentrifugiert. 
Dcm? des so erhaltenen Plasmas werden verdünnt, mit Liquor ferri 
oxydati dialysati, Essigsäure und einigen Kristallen Seignettesalz 
enteiweißt und nach der Methode von Bertrand auf ihren Zucker- 
gehalt untersucht (Sammeln des gefällten Kupferoxyduls, Lösen in 
saurer Ferrisulfatlösung und Titrieren des gebildeten Ferrosulfates 
mit Permanganat). 0'5 mg Glykose lassen sich noch genau bestimmen; 
für die Zuckerwerte von 10 bis O'5mg herab entsprechend 20'5 bis 
1'1 mg Kupfer hat Verf. eine Tabelle als Fortsetzung der Bertrand- 
schen Tabellen ausgearbeitet. Malfatti (Innsbruck). 
I. Bang, H. Lyttkens und J. Sandgren. Über die Bestimmung des 
Blutzuckers. (Aus dem medizinisch-chemischen Institut der Univer- 
sität in Lund.) (Zeitschr. ri. physiol. Chem. LXV, 56, S. 497.) 
