Nr. 17 Zentralblatt für Physiologie. 829 
von H&risson eine Gummimembran auf das Ende eines Glasrohres gebunden, 
das mit Quecksilber gefüllt war. Man drückt die von Quecksilber gedehnte 
Gummipelotte so fest auf die Arterie, daß die aufsteigende Quecksilbersäule 
gerade den Puls hemmt. So maßen wir den maximalen Blutdruck in der 
Armarterie des Menschen. 
Diese Vorrichtung war nicht geeignet, den Pulsverlauf zu registrieren. 
Auch war schwer zu vermeiden, daß der Rand des Glasrohres die Arterie 
komprimierte. Von dem neuen Sphygmographen werden selbst schwache Pulse 
der Radialarterie angezeigt, weil wir die relativ starre Gummipelotte durch 
Stücke von Arterien und Venen ersetzen, deren Wandwiderstand durch !/, bis 
1 mm Quecksilbermanometerhöhe überwunden werden kann. Außerdem halten 
sich die in Glyzerin konservierten, sodann ausgewaschenen Gefäßstücke jahre- 
lang fest und dehnbar, während Gummiröhren schnell brüchig werden, 
I. Übertragung des Pulses auf das Kapillarmanometer. 
Man wählt ein Gefäßstück mit rechtwinklig abgehendem Aste. In diesen 
fügt man mittels einer Kanüle das gläserne Manometerrohr. Dasselbe wird 
mit Quecksilber gefüllt. Das Quecksilber dringt durch den Ast in den Ar- 
terienstamm. Dieser ist an beiden Enden in ein Messinghalbrohr gebunden. 
Das mit Quecksilber gefüllte Arterienstück kann mittels feststehender Schrauben- 
mutter auf die Arteria radialis gedrückt werden. Ein zweiter aufgewulsteter 
Halbzylinder hindert das Vorquellen der Quecksilberpelotte und hält die sphygmo- 
graphierende Arterie in ihrer Lage. 
Mittels kurzen Gummischlauchstückes ist die im Arterienaste befestigte 
Kanüle mit einem Glasröhrchen verbunden, das nach Art eines Spritzenkolbens 
in ein weiteres Röhrchen eingeschliffen ist. — So kann man das Doppelrohr 
posaunenartig bis um 2 cm verlängern oder verkürzen. Das äußere Rohr ist 
in einen Zylinder gekittet, welcher der gleich zu beschreibenden Kapillarrinne 
als Boden dient. Diese 2 mm breite Kapillarrinne ist in ein Parallelpiped von Glas 
keilförmig eingeschnitten: derart, daß ihr unteres Ende 0’4 mm tief ist, das 
obere Ende 03 mm. Diese Rinne ist 45 cm lang und mündet oben wie unten 
in je einen Halbzylinder von 5 mm Höhe und 6 mm Durchmesser. Ein zweites 
gläsernes Parallelpipedstück von gleichen Dimensionen wie das erste, enthält 
ebenfalls an beiden Enden ausgeschliffene Halbzylinder gleicher Dimensionen 
wie jene im ersten Stücke. Der Mittelteil dieses zweiten Glasklotzes ist 
völlig eben, ohne Rinne, so daß die Kapillarrinne im ersten Glasblocke von 
dem zweiten luftdicht gedeckt wird, während oben und unten je zwei Halb- 
zylinder sich zu zwei zylindrischen Mündungen des Kapillarkeils ergänzen. 
Die beiden Glasblöcke werden durch zwei Messingbügel mit Klemmschrauben 
zusammengehalten. 
II. Registrierung der Quecksilberschwankungen. 
Im Fernglasrohre steckt ein Öbjektivlinsensystem, das die Druck- 
schwankungen des Quecksilbers im Kapillarkeile viermal vergrößert auf den 
lichtempfindlichen Papiermantel eines im dunklen Gehäuse rotierenden Zy- 
linders projiziert. 
Eine Zylinderlinse vor dem Lichtschlitze im Gehäuse schärft die Licht- 
bilder. 
Das zurückgezogene Ausziehrohr auf dem Fernglastubus ermöglicht, die 
Schatten des schwankenden Quecksilbers auf einem den Lichtschlitz deckenden 
Schieber zu beobachten. 
Eine dünne Stahlfeder gibt, mit Schiebegewicht belastet, zehn Schwin- 
gungen in einer Sekunde. Wenn man den Arretierhebel, der die Feder nahe 
ihrer Befestigung um 1 mm nach oben hält, senkt, so daß die Feder frei wird, 
so schwingt sie 15 Sekunden lang, während die photographierten Wellenlinien 
an Amplitüde wenig abnehmen. 
Ein Streifen photographischen Papieres von 25cm Länge, 5 bis 6 cm 
Breite deckt den Trommelumfang, indem die Enden mittels einer Spange in 
eine senkrechte Nut des Zylindermantels eingedrückt sind. 
Der Zylinder wird von einem Uhrwerke entweder in etwa 10 Sekunden 
oder in 7 Sekunden einmal herumgedreht. 
Den Zylinder deckt eine Kapsel mit seitlichem Tubus, auf den das 
oben erwähnte Fernglasrohr paßt. 
