830 Zentralblatt für Physiologie. Nr. 17 
Ein Auerbrenner oder eine Azetylenlampe dient zur Belichtung der- 
jenigen Teile des Zylindermantels, welche vom Quecksilber in der Kapillare 
nicht beschattet sind. So erhält man auf dem Papierstreifen die Pulsbilder 
hell von den lichtgebräunten Papierstreifen scharf abgrenzt. Über den Puls- 
kurven sind die Schwingungen der Zeitfeder photographisch hell profiliert. 
III. Lagerung des pulsgebenden Vorderarms. 
Ein ausgeschweiftes Brett, dessen Krümmungsfläche mit Tuch über- 
zogen, ist mittels Hülsen, die an der senkrechten Hinterwand des Brettes be- 
festigt sind, an zwei Rundstäben auf- und abschiebbar. Auf die geschweifte 
Fläche wird der Vorderarm am Handgelenke so gelagert, daß die Radial- 
arterie unter der parallel aufgedrückten Quecksilberpelotte verläuft. Von der 
Ulnarseite her wird der Arm, mittels einer Platte, gegen das Armlager ge- 
lehnt. Zur Fixation dient eine Handhabe, die, von der Versuchsperson um- 
faßt, in beliebiger Stellung befestigt werden kann. 
3. Mr. und Mlle. Lapicque (Paris): Bestimmung der Chronaxie mittels 
Kondensatorentladungen an einem Frosch (3.10-4) und an einer Kröte 
(2- bis 3mal so groß). 
4. E. Zunz (Brüssel): „Apparatzur Präparation von Ultrafilter.” 
5. Derselbe: „Kanüle für eine Darmfistel.” 
Donnerstag den 29. September, 9 bis 12 Uhr vormittags. 
1. A. Herlitzka (Turin): „Methode zur künstlichen Durchblu- 
tung des Zentralnervensystem beim Hunde”. 
2.H. Straub: „Die diastolische Füllung des Säugetierherzens.” 
Für zuverlässige Registrierung des Herzvolums ist ein Registrierinstru- 
ment notwendig mit sehr kleiner Masse, Dämpfung und Elastizität. Demon- 
stration einer Modifikation der Gartenschen Seifenblasenmethode: Marey- 
tambour mit Seifenlamelle; photographische Registrierung. 
Ergebnisse: Mit Eröffnung der Aortenklappen momentaner steiler Abfall; 
Rundung am Ende der Systole. 
Nach Vollendung der Systole sofortige Aufwärtsbewegung. Vollendung 
des größten Teiles der Diastole mit ungefähr derselben Geschwindigkeit wie 
während der entsprechenden umgekehrten Bewegung der Systole, anscheinend 
bedingt durch die elastische Reaktion der Ventrikel: „elastische Diastole”. 
Am Ende dieser Periode eine kleine Zacke, herrührend von den Schwingungen 
der Herzwand und des einströmenden Blutes. Die Zacke um so deutlicher, je 
langsamer der Herzrhythmus. 
Nach der Zacke erweitern sich die Ventrikel mit verminderter Ge- 
schwindigkeit, indem sie von den Venen einfach infolge der Druckdifferenzen 
gefüllt werden: „passive Diastole”. Die Vorhofskontraktion verursacht eine 
deutliche Volumzunahme des Ventrikels. 
Der Mechanismus des Atrioventrikularklappenschlusses bedingt einen 
etwas unregelmäßigen Verlauf des letzten Teiles der Kurve, je nachdem die 
Klappen durch den intraventrikulären Druck nach außen gewölbt oder durch 
die Papillarmuskeln nach innen gezogen werden. 
Eine Periode der Diastasis des erschlaffenden Ventrikels besteht nicht. 
8. Bull (Paris): „Optischer Registrierzylinder. Apparat zur 
Reproduktion der Herztöne.” 
Donnerstag den 29. September, 2 bis 5 Uhr nachmittags. 
1. R. Höber (Kiel): „Messung der elektrischen Leitfähigkeit im 
Innern von Zellen.” 
a) Kapazitätsmethode: Eine Brückenanordnung wird mit elektrischen 
Schwingungen gespeist. Die Schwingungen verteilen sich auf die beiden 
Zweige der Brückenanordnung, welche je eine Kapazität enthalten, von denen 
die eine durch Anderung des Plattenabstandes variiert werden kann, so daß 
bei bestimmter Einstellung durch die Brücke, welche die beiden Zweige ver- 
bindet, keine Schwingungen gehen. Dies wird mit Hilfe eines Bleiglanz- 
detektors als Nullinstrument erkannt. Die Kapazitäten bestehen aus mit 
Wasser gefüllten Trögen, in die Silberelektroden tauchen. Vergrößert man 
die Kapazität des einen Troges, indem man zwischen die Elektroden ein mit 
Elektrolytlösung oder mit einer Zellsuspension gefülltes Röhrchen ins Wasser 
