1134 Zentralblatt für Physiologie. Nr. 24 
Untersuchungen angegebenen „Blutspektroskop” und dem Gitter- 
spektroskop für Präzisionsbestimmung, wurde noch ein neues Pris- 
menspektroskop konstruiert, welches vor der älteren Ausführungsform 
des Bunsen-Spektroskopes unter anderem folgende Vorzüge hat: Es 
ist sehr stabil und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse, die 
Beobachtung erfolgt in bequemer Weise wie bei einem schräg ge- 
stellten Mikroskope; der Beobachter kann alle am und vor dem Spalt 
auszuführende Manipulationen, ohne die Beobachtung unterbrechen 
zu müssen, ausführen; die Handhabung des Spektroskopes ist eine 
weit leichtere. 
Kollimatorrohr, Fernrohr und Skalenrohr liegen in einer verti- 
kalen Ebene, der Spalt und die brechende Kante des Prismas liegen 
horizontal, das Spektrum vertikal, Rot unten, Violett oben. Der Ap- 
parat wird von Krüß, Hamburg, hergestellt. Zak (Wien). 
0. Frank. Prinzipien der graphischen Registrierung. (Zeitschr. f. 
Biol. LIII, S. 429.) 
Bei der graphischen Registrierung unterscheidet man ein beob- 
achtetes System, das mit einem Registriersystem gekoppelt wird. 
Die registrierte Kurve ist nun ein durch Trägheits- und Reibungs- 
kräfte entstelltes Abbild des mechanischen Vorganges. Das Re- 
gistriersystem wird durch denselben in Mitbewegung versetzt und 
ferner durch dasselbe auf das beobachtete System eine Rückwirkung 
ausgeübt. Die Theorie muß die Größen, von denen Entstellung und 
Rückwirkung abhängt, festzustellen suchen, um die Kurven zu 
korrigieren. 
Die Instrumente muß man in kraft- und bewegungsregistrie- 
rende einteilen. Die Rückwirkung eines kraftregistrierenden Systems 
bemißt sich nach der Bewegungsänderung, die es hervorruft, die 
eines bewegungsregistrierenden Systems nach der Kraftveränderung, 
die es erzeugt. Folglich muß ein kraftregistrierendes System iso- 
metrisch, ein bewegungsregistrierendes isotonisch funktionieren. 
Der Punkt, dessen Bewegung die Kurve aufschreibt ist der 
Registrierpunkt, die Stelle, an der sich der mechanische Vorgang 
abspielt, die Koppelstelle. Bei nicht linearen Bewegungen (Volumen- 
bewegungen) muß eine Volumenübersetzung vorhanden sein, die die- 
selbe in lineare verwandelt; die lineare Lufttransmission benötigt 
2 Volumübersetzungen. In jedem System sind elastische Faktoren, 
Größe Wer Massen und der Reibungswiderstände in Betracht zu 
ziehen Die Güte eines kraftregistrierenden Instrumentes ist gleich 
einem Produkt aus der Empfindlichkeit und dem Quadrat der Schwin- 
gungszahll G—N?y, die Güte eines bewegungsregistrierenden Ap- 
parates wird ausgedrückt durch einen Quotienten, der im Zähler 
die Empfindlichkeit, im Nenner die Masse des Systems u 
enthält. 
Für den Experimentator gilt es, annäherungsweise die Größe der dy- 
namischen Korrektur und der dynamischen Rückwirkung zu kennen. Hier- 
zu müssen die Konstanten der Empfindlichkeit und der Schwingungs- 
