246 
LES ABIMES DE LA MER. 
Miller-Casella. L’instrument est de petit volume, afin de dimi- 
nuer le plus possible le frottement de l’eau. Le tube est monté 
sur ébonile, pour éviter la dilatation que l’eau occasionne à 
a 
So 
a 
Q 
N 
: 
Oo 
Ë 
4 
É 
lu 
: 
< 
VU. 
| 
Fic. 53. — Thermomètre enre- 
gistreur de Six modifié par 
Miller-Casella. L’enveloppe 
de la grande ampoule est 
double ; entre les deux parois 
se trouve une couche liquide 
avec une bulle de vapeur 
ayant pour but d’atténuer les 
effets de la pression. 
x 
une monture de bois, expansion qui fait 
que l’instrument demeure quelquefois 
engagé dans son étui. L’échelle est de 
porcelaine blanche, graduée d’après les 
degrés de Fahrenheit; la grosse am- 
poule est enfermée dans une enveloppe 
extérieure de verre, remplie aux trois 
quarts d’aleool et hermétiquement close. 
Il est juste de faire mention ici, d’après 
ce que sir Edward Sabine m'en a dit, 
des thermomètres dont s’est servi sir 
John Ross en 1818, pendant son voyage 
aux mers arctiques; ils étaient abrités 
d’après un système presque semblable. 
Il faut parler aussi d'un thermomètre 
capable de résister à la pression, con- 
struit sous la direction de feu l’amiral 
Fitzroy, à l’instigation de M. Glaisher, 
et qui ne différait guère du modèle 
Miller-Casella que par l'introduction 
dans l'enveloppe extérieure de l’ampoule 
d’un peu de mercure au lieu d'alcool; 
l'instrument était peut-être aussi un peu 
plus fragile et un peu moins portatif". 
Un thermomètre à maxima de Phillip, 
modifié par sir William Thomson, et qui 
est entièrement enfermé dans un étui de 
verre partiellement rempli d'alcool, parait être, de tous, celui 
qui présente le moins d'écart. 
1. Il est question d’un thermomètre pour les observations dans les grandes profon- 
deurs, construit d’après cette donnée, dans le catalogue d'instruments météorologi- 
“ques publié en 1864 par MM. Negretti et Zambra. Ces thermomètres ne différent pas 
