JAR LES ABIMES DE LA MEN. 
tienne à l'endroit où l’a placée Vindicateur du thermomètre. 
L’instrument est gradué après essai comparatif. Les parties 
qui sont de cuivre ou d'argent reçoivent, au moyen du pro- 
cédé galvanoplastique, une épaisse dorure qui les préserve de 
toute détérioration par l’eau de mer. L’étui qui renferme le 
rouleau et la partie indicatrice du thermomètre, n’a d'autre 
destination que de le préserver de tout accident; il est ouvert 
de manière à permettre le libre passage de l’eau de la mer. 
Cet instrument est suffisant, parait-il, pour les profondeurs 
moyennes; jusqu’à 600 brasses, son écart ne dépasse pas de 
beaucoup 0°,5 C.; à 1500 brasses cependant, son écart arrive à 
5° C., tout autant que pour les thermomètres non abrités de 
Six, et il est moins régulier. I] est évident que dès qu'il s’agit 
de grandes pressions, on ne peut avoir que bien peu de confiance 
dans les instruments qui marchent par des rouages métal- 
liques. 
Avant le départ du Porcupine pour sa croisière de l’été de 
1869, on a fait à Woolwich une série d'expériences des plus 
intéressantes sur les effets produits par la pression sur des 
thermomètres enregistreurs de différents modèles. L’ingénieur 
hydrographe et la commission de la Société Royale pour Vex- 
ploration des grandes profondeurs présidaient à ces expé- 
riences. Le but de ces études était de soumettre tous les mo- 
dèles de thermomètres dont on fait usage à l’action d’une 
presse hydraulique, équivalente à la pression qu'ils doivent 
subir aux différentes profondeurs de l'Océan; on peut se 
rendre compte ainsi des causes et de l'étendue de leur écart, 
signaler le moins défectueux parmi ces différents modèles, et 
si possible, inventer une échelle au moyen de laquelle on peut 
utiliser, en les rectifiant d’une manière approximative, les 
observations faites jusque-là avec les instruments ordinaires. 
On éprouva quelques difficultés à trouver une presse conve- 
nable, et M. Casella fit construire chez lui, à Hatton-Garden, 
un appareil à épreuves capable de fournir une pression de trois 
tonnes par pouce carré. 
