250 LES ABIMES DE LA MER. 
Ce tableau indique l'écart de six thermomètres sous diffé 
rentes pressions. Celui qui est désigné comme servant de point 
de comparaison est un thermomètre abrité Miller—Casella; le 
dernier est un thermomètre enregistreur à minima, enfermé 
dans un cylindre de verre hermétiquement clos, d’après le 
système de sir William Thomson. 
{ | | 
| x | Es 
PRESSION | THERMOMÈTRE | ; ae + MODÈLE 
EN BRASSES. | ÉTALON. : THOMSON. 
© 
~ 
~ 
s 2 
vw 
250 the Gig RU SAC 
500 Ns | 47 
750 f J 
1000 
1250 
1500 
L750 
2000 
92950 
2500 
viv 
~ 
s 
D D = © 
s 
brow 
es 
qo 
TRS 
Im OHI > 1 
CO ES 
TZ 
OS 
Voici quelle a été la moyenne des différences pour 250 
brasses, pour chacun des thermometres : 
THERMOMÈTRE. DIFFÉRENCE. 
+ 0,12 C. 
+ 0,72 
“L 0,67 
+ -0,65 
+ 0,76 
+ 0,03 
Pendant ces expériences on maintenait autant que possible 
l'eau du cylindre à la mème température, ou du moins à une 
température connue; mais comme la compression subite de 
l’eau développe nécéssairement de la chaleur, on a fait la série 
