60 REVUE INTERNATIONALE DES SCIEN'CES. 



graphiant deux ou trois fois. Cette manièLe peut être bonne pour beaucoup 

 d'objets, mais, dans notre cas, trop de détails se perdent à la seconde ou à la 

 troisième épreuve. Avec une meilleure réflexion de la lumière, je pus pho- 

 tographier, à la lumière du jour, des Bacillus "avec leurs cils grossis 301) 

 fois. En grossissant encore, ne fût-ce que 3 fois, ce qui fait 900, je n'ai 

 cependant pas pu obtenir une ;image suffisante de la première plaque. J'aban- 

 donnai donc ce procédé , et d'après les conseils de M. Janisch , directeur 

 de la fonderie à Wilhelmshûtte près de Seesen, et du professeur docteur 

 G. Fritsch à Berlin, que je remercie tous les deux pour l'obligeance avec las 

 quelle ils m'ont fait profiter de leur expérience en microphotographie, je tra- 

 vaillai avec l'appareil simple et ingénieux, inventé parle professeur G. Fritsch, 

 et avec lequel on peut, à la lumière solaire, faire des photographies des plus 

 forts grossissements. 



L'essentiel de cet appareil consiste en ce que la chambre noire, le microscope 

 et le réflecteur sont disposés horizontalement et exactement centrés. Ces trois 

 parties de l'appareil peuvent être déplacées séparément et sont indépendantes 

 les unes des autres. C'est là ce qui distingue cet appareil d'autres appareils 

 semblables, où toutes les parties sont fixées à un pied ou solidement vissées les 

 unes aux autres. L'arrangement imaginé par le professeur Fritsch est préfé- 

 rable, parce que les défauts de centrage peuvent être facilement et vite cor- 

 rigés, parce que les secousses, qu'on ne peut éviter en faisant entrer le châssis, 

 en dressant la glace, etc., ne font remuer qu'une partie de l'appareil et ne 

 peuvent pas se communiquer aux autres; parce que, en faisant tourner 

 le réflecteur vers un côté , on obtient de la manière la plus simple l'éclai- 

 rage oblique, et enfin parce que le microscope et la chambre noire peuvent 

 à tout moment être utilisés à d'autres fins. Je n'ai apporté à cet appareil 

 qu'un seul changement, qui consiste à faire parvenir la lumière du soleil 

 par un héliostat dans l'appareil, et d'éviter ainsi le dressage si diffi- 

 cultueux du miroir. Dans la fenêtre, devant laquelle l'héhostat est posé, se 

 trouve un châssis qui, au moyen d'un cordon placé à côté de l'instrument, 

 peut être ouvert et fermé pour éclairera volonté la plaque sensibiUsée, sans 

 imprimer la moindre secousse au miscroscope ou à la chambre noire. Le 

 rayon de lumière passant par cette ouverture et changé en lumière diffuse par 

 un ou plusieurs verres dépolis, passe suivant les circonstances à travers une 

 cuvetle contenant une solution ammoniacale de cuivre ou à travers des verres 

 de cobalt et est projetée, sur l'objet qu'on veut photographier, par une lentille 

 d'éclairage pourvue de plusieurs diaphragmes. On peut se servir pour cela de 

 la lentille jointe au microscope servant à éclairer des objets opaques. Cepen- 

 dant, je me suis presque toujours servi, et avec le meilleur succès, d'un 

 système d'objectifs microscopiques (l'objectif 2 ou 4 de Hartnack ) placé 

 dans le cône situé sous le porte-objet. Après avoir éloigné les verres dépoHs et 

 intercalé des verres de cobalt très-foncés, j'ai toujours disposé l'image du 

 soleil produite par l'objectif d'éclairage exactement sur le milieu et au niveau 

 de l'objet. Dès que le rayon de soleil est diffusé par le verre dépoli, on obtient 

 le meilleur eifet d'éclairage. On s'aperçoit facilement des dérangements possi- 



