REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES. 61 



bles de l'hélioslat, parce qu'après un moment l'image du soleil a disparu du 

 centre du champ visuel; la direction de cette déviation indique comment il 

 faut corriger ce dérangement. 



L'auteur appelle ensuite l'attention sur quelques opérations pratiques qui 

 facilitent le travail, ces détails tout à fait techniques sont trop difficiles à com- 

 prendre sans figures pour que nous les reproduisions ici. 



Pour les manipulations photographiques, il renvoie le lecteur aux manuels 

 de microphotographie deReichardt et Stûrenberg, Beneke etGerlach. «Le der- 

 nier surtout est très-pratique et suffisant pour les commerçants; cependant il 

 est indispensable de connaître le manuel photographique plus étendu de von 

 Vogel. Je fais encore observer que, dès qu'il s'agit de forts grossissements pour 

 la microphotographie, on ne peut se servir que de plaques collodionnées et de 

 préférence d'un collodion très-sensible. Les plaques sèches sont propres, à 

 cause de leur peu de sensibilité, tout au plus pour de faibles agrandissements. 

 Quant au choix des objectifs pour le microscope, j'employai d'abord ceux 

 de Hartnack (n°^ 7 et 9), mais je ne fus pas satisfait des clichés obtenus. Alors 

 je me procurai les objectifs photographiques (1 pouce, 1/4 et 1/8 de pouce) de 

 Seibert et KraîFt, et leurs systèmes d'immersion 7, 8 et 9, et j'obtins de si bons 

 résultats, que depuis je n'ai travaillé qu'avec ces objectifs. 



Les objectifs photographiques et le système d'immersion 7 n'ont absolu- 

 ment aucune différence de foyer et donnent des images très-belles et très- 

 nettes. Il m'a paru qu'un grossissement de 500 ou 700 fois suffisait provisoi- 

 rement pour l'étude des Bactéries, et comme j'y parvenais facilement avec le 

 système d'immersion 7, je l'ai employé presque exclusivement. 



Jusqu'à ces derniers temps, je n'ai employé que la lumière tombant en ligne 

 droite. Cependant il me paraît nécessaire qu'on essaye à l'avenir de photogra- 

 phier les Bactéries avec les objectifs les plus forts et en employent une lumière 

 tombant plus ou moins obliquement. Probablement on obtiendra ainsi encore 

 d'autres révélations sur la structure des Bactéries et, d'après les observations 

 de Dallingcr et Drysdale, sur l'existence de cils chez les plus petites formes de 

 Bactéries mobiles. 



La lumière bleue monochromatique, qui est si utile pour photographier les 

 Diotomées, ne me fut favorable que pour les préparations colorées en brun ; 

 elle me parut plutôt désavantageuse pour celles qui étaient colorées au violet 

 de méthyle, ou qui étaient incolores. 



Gomme les Bactéries sont de très-petits corps , et qu'ordinairement de 

 nombreux individus de la même forme sont couchés les uns près des autres, 

 il suffit généralement de prendre une petite image. 



Ceux qui veulent faire de la microphotographie, et qui désirent simplifier 

 l'opération lente et ennuyeuse de faire les copies d'après l'épreuve négative, 

 peuvent trouver depuis peu dans le commerce du papier sensible à la lumière. 

 Je me suis toujours servi du papier brillant de R. Talbot, nommé Lichtpaus- 

 papier. Cependant on ne pourra jamais rendre par des positifs de papier 

 toutes les finesses du négatif, et pour obtenir une reproduction absolument 

 exacte il faudra recourir à l'impression par le procédé dit au charbon. 



