22 
lig omsorg och beräkningarne korrekt utförda. Resultatet af 
jemförelsen blifver att afståndet emellan de yttersta delnings- 
strecken på denna etalon utgör vid 09 temperatur 1 meter —-- 
0,0133 mm. Vi kunna dock ej underlåta att anmärka det 
jemförelsen af den använda svenska meterskalan med en an- 
nan i Paris officielt verifieerad etalon föranleder till något 
tvifvel om deras absoluta riktighet, hvilket tvifvel likväl snar- 
ligen torde kunna häfvas genom skeende komparation af de 
Stockholmska etalonerna med den ”identiska” meter-etalon af 
iridium-platina, som af svenska regeringen kommer att från 
Paris anskaffas. 
Justeringen af de tvenne kopiorna af svenska rikslikare 
tre fots längdmåttet är anstäld af professor Lindhagen och 
docenten Lemström med största noggrannhet samt omfattar 
de i etalonerna infälda thermometrarnes kalibrering, bestäm- 
ning af etalonernas dilatationskoefficienter och deras kompa- 
rering med den i svenska Vetenskaps-akademiens förvar be- 
fintliga likaren. Den ena af dessa kopior, betecknad med 
n:o 1, har på öfre ytan tvenne inlagda silfverplattor, i hvilka 
ett längd- och ett tvärstreck äro inristade, och utgör afstån- 
det emellan de sednare vid +152? C. 3 fot — 0,0019 dec. 
linier; den andra, betecknad med n:o 2, är försedd med en 
rad dylika plattor, hvilkas tvärstreck utmärka dess delning 
i tre fot, en fot i tum, en tum i linier, en linie i half- och 
tiondedelar, och befanns afståndet emellan dess yttersta del- 
ningsstreck vid 415? C. vara 3 fot — 0,0002 dee. linier. Till 
denna justering sluter sig den af docenten Lemström an- 
stälda undersökning och beräkning af delningsfelen hos sist- 
nämnda längdmått. 
Undersökningen af dilatationskoefficienterna för de tvenne 
meter-etalonerna samt tre fots måttet n:o 1 af professor Lind- 
hagen och docenten Lemström synes vara med sorgfällighet 
verkstäld och beräkningarne befunnos fullkomligt korrekta. 
Komparationen emellan det svenska och det franska 
längdmåttet är af docenten Lemström utförd med begagnande 
af den ofvannämnda Svenska Vetenskapsakademiens likare 
och den meter-etalon, som användes vid justering af meter- 
