62 
mentet utdrages i en omkr. 2 centimeter lång något trubbig 
spets, som i yttersta ändan afbrytes och genast förenas med 
en tättslutande kort slang af icke vulkaniserad kautschuk. 
Slangen sättes i förbindelse med luftpumpen. Barometerrö- 
rets med kork eller bomull tillslutna ända nedsänkes nu i 
ett omkr. 2 decimeter högt, 2 å 3 centimeter vidt jern- eller 
glas-käril, uti hvilket man ingjutit rent qvieksilfver, som blifvit 
uti ifrågavarande käril bragt till kokning och derefter något 
afsvalnadt. Genom några långsamma försigtiga kolfdrag upp- 
suges qvicksilfret i röret så långt, att det stiger upp i den vid 
den trubbiga spetsen fästa kautschukslangen, som derefter med 
en välslutande klämma  tillslutes, så att qvicksilfverpelaren 
afskäres; nu upplyftes barometerröret så mycket, att qvick- 
silfret faller nedanom det ofvannämnda utdragna segmentet, 
hvarefter spetsen tillsmältes med blåsrör just ofvanom sagde 
segment, och qvicksilfret får åter stiga till öfversta ändan, 
som nu är lufttätt tillsluten. 
En verkligen minutiös granskning af qvicksilfverytan i 
röret och dess öfversta ända har ej ledt till upptäckande af 
någon luftblåsa, utan visar sig denna yta så ren och vacker 
man möjligen kan begära. Den behandling, som röret före 
fyllandet undergått, torde lemna garantier för att det vid 
rörets väggar förtätade luftlagret blifvit aflägsnadt. Rörets 
tillsmälta ända är visserligen ej så väl afrundad som förut, 
men den lilla, mycket trubbiga spetsen borde ej kunna för- 
orsaka någon olägenhet. 
Selim Lemström. 
SMA 
