75 
0,6 m.m. och skall således hvarje tal, som med normalmåt- 
tet bestämmes, minskas med 0,0006 af talet. Alla måtten 
äro jemförda vid kammarvärme; normalmåttet gjordes för 20 
år sedan af mycket torrt, fernissadt trä och var redan då 
för litet med 0,0005 tillfölje af ett konstant fel i decimetern, 
hvilket med förhandenvarande medel icke kunde utjemnas 
utan att störa delarnes likhet, och derföre icke rättades. 
De undersökta skalorna äro: 
N:o I. Skala å 5 sv. dee. tum, indelad af Herr Wetzer. 
N:o 2. En okrönt skala å 5 sv. dee. tum, köpt i Wasa. 
N:o 3. En år 1869 krönt skala å 5 sv. dee. tum med !/, 
tum såsom enhet, köpt i Åbo. 
N:o 4. Skala å 5 sv. dee. tum indelad å andra sidan af li- 
nealen (skalan N:o 3); !/, tum utgör enheten. 
N:o 5. Skala å 6 eng. tum af Herr Wetzer. 
N:o 6. Skala å 6 eng. tum, bland oftare använda vid ka- 
detkorpsen, köpt i S:t Petersburg af Herr Richter. 
N:o 7. En krönt skala å 5 sv. dee. tum. 
N:o 38. HEtt mått af Herr Wetzer; 1/35 eng. tum är enheten, 
hela måttet = 84 sådana enheter. | 
För att förtydliga förfarandet vid skalornas undersök- 
ning, anföra vi detaljerna angående 1:a skalan. Det mot an- 
talet u enheter af profmåttet svarande antalet m enheter af 
skalan utföll som följer: 
SN 2 Jå 4 5 6 i S 
mm==0338 06 1OkS Sn NOR YO 2,104, 
W= 9 10 11 12 13 14 
= NNTN3STS 10 054 439 TA 7300 Deraf fås 
8. | Af TÖRRI i 
2 (mu) = 342,91835 2 (ut) AS AN 1OK5: 
Vv ÅA 
2 = 0,331850, hvars multipler minskade med motsva- 
rande m, gifva felen £,, — 9, =— 0,0001, + 7, + 6, — 6, 
290, FAI 20, =12,-4$0,0003;-F57-k pk lad. 
Profmåttets enhet 4 är = 1,00344 ctm. (derom längre fram). 
nn 
2 (mu) l, der ! är skalans enhet, följer (ofvan- 
Af eqv. VE > (u?) 
