102 



Tabeller för reduktion af harometer- och psykro- 

 meter-ohservalioner. 



Efterföljande tabeller äro afsedda att tjena till hjelp- 

 reda för dem af Vetenskaps-Societetens observatörer, hvilka 

 önska sjelfva beräkna sina meteorologiska observationer, men 

 möjligen sakna tillgång till andra utförligare tabeller i äm- 

 net. De grunda sig på formler, som finnas anförda i den 

 af direktorn för fysikaliska eentral-observatorium i S:t Pe- 

 tersburg utgifna '^Instruction fiir meteorologische Stationen''\ 

 I tabellerna förutsattes, att barometerhöjden är angifven i 

 millimeter och temperaturen enligt Celsii skala. Angående 

 deras inrättning i öfrigt och deras användning må följande 

 upplysningar här meddelas. 



I. Tabell för reduktion af barouieter-observatiouer till 0^. 

 Denna tabell anger den korrektion, som, med afseende å 

 qvicksilfrets och messingsskalans olika utvidgning genom 

 värme, bör fogas till den observerade barometerhöjden för 

 att finna den mot samma lufttrjck svarande barometerhöj- 

 den vid 0° temperatur. I första kolumnen uppsökes instru- 

 mentets temperatur, hvilken angifves af den vid barome- 

 tern anbragta termometern; de följande kolumnerna inne- 

 hålla motsvarande korrektioner för olika barometerstånd. 

 Emedan barometern antages befinna sig i ett boningsrum, 

 der värmen icke är alltför varierande, upptager tabellen en- 

 dast temperaturgrader från -\- 8^ till -\- 25°. Korrektionen 

 är i dessa fall alltid negativ, d. v. s. den bör subtraheras 

 från det observerade barometerståndet. (För köldgrader vore 

 den tvärtom positiv.) För det här afsedda ändamålet är det 

 nog, om temperaturen är afläst på */2 g^'^^ ^^år, och någon 

 interpolation behöfver vid tabellens begagnande ej användas. 



Exempel: Observerad barometerhöjd 755,7, instrumen- 

 tets temperatur -f- 18^^,0. Emot denna temperatur svarar i 



