104 



som vertikal rigtning, en olägenhet som ej kunnat undvikas, 

 utan att gifva tabellen en mångfaldt större utsträckning. 

 Tabellerna A och B erfordra deremot ingen interpelation 

 och torde derför för sitt ändamål befinnas tillräckligt be- 

 qväma. 



Exempel 1. Gifna: 



Torra termometern t = — 6°, 3 

 Fuktiga „ ^'= — 7,5, t~t'=l^2 



Barometern 767 mm. 

 Med dessa data finnes ur tab. A: 



e = 3,6 /=0,6 



9 = 0,0 

 t // = 0,0 



hvaraf absoluta fuktigheten a = 2,6 — 0,6= 2,0 mm. Med t = 

 — 6,3 och a = 2,0 gifver nu tab. C för relativa fuktigheten 

 värdet r = 71 "/q. 



Ex. 2. Observerade qvantiteter : # = -|- 22°,8, ^' = + 

 15°,6, barom. = 742 mm.; alltså t — t' = l°,2. Tabellen B 

 gifver 



e=13,2 /= 4,3 



9 = - 0,1 

 t// = + 0,l 



4,3 

 hvaraf a = 13,2 -- 4,3 = 8,9 mm. 



För ^ = -i" 22,8 och a = 8,9 erhålles nu ur tab. C 

 r = 43 Vo 



Anm. Tabellen C kan, om man så vill, helt och hål- 

 let undvaras och relativa fuktigheten omedelbart beräknas så- 

 lunda, att absoluta fuktigheten divideras med det värde af 

 vattengasens högsta tryck, som enligt tabellerna A och B 

 motsvarar torra termometerns afläsning. I de båda sist an- 

 förda exemplen finner man enligt denna metod r = |^ = 71"/^ 

 och r =5^g = 43'*/o, öfverensstämmande med de ur tab. C 



20,6 



härledda värdena för den relativa fuktigheten 



L. Lf. 



