104 



till observatorns öga, bilda 67 V2 gvads vinkel med höjdmät- 

 ningsspegelns infallslod Dl. Vinkel nADB är tillfölje häraf 45 

 grader och AB lika med DB, samt trädets sökta höjd således 

 lika med DB -\- BC. 



Då man vill öfvertjga sig om att instrumentet är fel- 

 fritt, beriktigar man först afvägningsspegeln enligt någon af 

 de för dylika justeringar bekanta metoder. För att undersöka 

 om höjdmätningsspegehi är parallel med pendelns rörelseaxel, 

 upphänger man ett lodsnöre framför instrumentet, sålunda att 

 spegelbilden af snörets öfre del faller uppå dess nedre del; 

 fortfar nämnde spegelbild att täcka snöret äfven då pendeln 

 försättes uti rörelse, så måste naturligtvis det speglande pla- 

 net och pendelns rörelseaxel vara parallela med hvarandra. 

 För att återigen undersöka om höjdmätningsspegeln bildar 

 67 V2 grads vinkel med afvägningsspegeln, kan man t. ex. upp- 

 ställa instrumentet uppå ett bord framom en vägg, sålunda att 

 taklisten afspeglas af höjdmätningsspegeln uti riktning af hori- 

 sontalplanet genom spegelrispan. Utmärker man derpå ge- 

 nom ett streck det ställe uppå väggen, der man ser taklistens 

 spegelbild falla, så är, om spegelns lutning är riktig, detta 

 strecks afstånd från taklisten lika med dess afstånd från spe- 

 gelrispan; i annat fall måste spegelns lutning förändras med 

 tillhjelp af justerskrufvarne. 



Den höjdmätningsspegel jag användt, har jag låtit för- 

 färdiga hos mekanikern Burkhardt i Helsingfors. Enligt de 

 försök jag med densamma anställt, kan man med tillhjelp af 

 detta instrument lika sk3'ndsamt finna ett stående träds höjd, 

 som i fall trädet vore nedfäldt, och instrumentets noggrannhet 

 är betydligt större, än för dylika mätningar behöfves. 



