Nr. 2. Centralblätt für Physiologie. 39 
' Das Plateau des Kammer- und Aortenpulses. 
| Von Leon Frederieq in Lüttich, 
(Der Redaetion zugekommen am 26. März 1893.) 
Die verschiedenen Untersucher, welche sich in Jüngster Zeit mit 
der Messung des Druckes in der Herzkammer des lebenden Thieres 
beschäftigt haben, schreiben in Uebereinstimmung mit Ohauveau 
und Marey der Druckeurve der Ventrikelsystole eine im Allgemeinen 
trapezförmige Gestalt zu, und unterscheiden in dieser Öurve einen 
steil ansteigenden Anfangsschenkel (b ce, Fig. 2 und 3), ein mehr 
oder weniger wellenartiges Plateau (ce d e, Fig 2 und 3) und einen 
rasch absteigenden Endschenkel (e f, Fig. 2 und 3). 
Nur v. Frey, unter den neueren Untersuchern, leugnet die 
Existenz des Plateau des Kammerpulses und behauptet, dass der nor- 
male, richtig aufgeschriebene Kammerpuls eine glatt auf- und nieder- 
steigende, in einem einzigen Gipfel eulminirende Curve darstellt. 
v. Frey erhält nach Belieben, je nach der richtigen oder un- 
richtigen Lage des Katheters im Inneren des Herzens, eingipfelige 
oder trapezförmige Ourven. Ein Plateau soll durch Abkappung des 
oberen Theiles der sonst eingipfeligen Curve entstehen, wenn die 
Sonde des Manometers zu tief in den Ventrikel geschoben wird, so 
dass vor Erreiehung des Maximaldruckes eine Verschliessung der 
Mündung durch die zusammenrückenden Ventrikelwände eintritt. Die 
Versehliessung der Sonde und demgemäss die plötzliche Unter- 
brechung der Curve tritt um so eher ein, je mehr sich die Sonde der 
Herzspitze nähert. 
Die Lage der Sonde soll also für die Gestalt der Öurve von 
grosser Bedeutung sein. „Die Sonde muss in die Richtung der 
Längsaxe der Kammer gebracht werden und ihre Oeffnung 
möglichst nahe der Basis haben. Wie die Zerlegung des 
systolisch gehärteten Herzens lehrt, bleibt nur der basale 
Theil der Herzkammer dureh die ganze Dauer der Systole 
mit Sicherheit bluthaltig.” (M. v. Frey, Arch. f. Physiologie 
1893,.9,°6.) 
Ich habe die Frey’schen Versuche nachgeprüft und habe nieht 
nur die Herzsonde in verschiedenen Tiefen und Richtungen im Ven- 
trikel verschoben, sondern es auch nicht versäumt, die registrirenden 
Instrumente zu wechseln. Ich bin zu der Ueberzeugung gelangt, dass 
die Gestalt der Ventrikeleurve vielmehr von dem angewandten Mano- 
meter als von der Lage der Herzsonde abhängt, falls man eine 
richtige Sonde anwendet. 
Ich schiebe z. B. durch die rechte Jugularis bis tief in 
den rechten Ventrikel eines grossen narkotisirten Hundes eine breite 
Metallsonde, welche in der Nähe ihres stumpfen Endes .drei grosse 
seitlich offene Fenster (jedes von 15 Millimeter Länge und 4 Milli- 
meter Breite) trägt. Die Sonde ist mit Magnesiumsutfatlösung ge- 
füllt und wird abwechselnd‘ mit einem Hürthle’schen Manometer 
oder mit dem Frey’schen Tonometer verbunden. Die Sonde wird das 
Notiz für den Buchbinder: Seite 39 —42 ist aus Nr. 2 dieser Zeitschrift zu entfernen und durch diese Blätter zu ersetzen. 
