Nr. 2. Centralblatt für Physiologie. 41 
In der Aortendruekeurve (Fig. 2) stellt das dreigipfelige Plateau 
den systolischen Theil des Arterienpulses dar. Auch an den meisten 
von der Oarotis aus mittelst endständiger Canülen gewonnenen Druck- 
pulsen ist das dreigipfelige Plateau noch gut erkennbar. Das Plateau 
mit den drei Erhebungen zeigt sich gleichfalls sehr deutlich, wenn ich 
die Pulse der uneröffneten, aber peripher unterbundenen Carotis 
mittelst eines Transmissionssphygmographen registrire. Hier kann un- 
möglich von systolischer Verschliessung der Sonde die Rede sein. 
Fig 3. V. @. Druckeurve der linken Kammer (Sphyg- 
moskop). ©.. D. Druckeurve der rechten Vorkammer 
(Sphygmoskop). Hund mit eröffnetem Thorax. Delirium 
der Vorkammer. Die Sphygmoskope sind in den Herz- 
ohren befestigt. de Schluss der Atrioventrieularklappen 
in der unteren Öurve. 
Alle elastischen Manometer mit geringer Flüssigkeitsverschiebung 
(Gad’s, Hürthle’s Manometer, Öhauveau-Marey’sSphygmoskop in der 
modifieirten Form u. s. w.) schreiben überhaupt sowohl Kammer- als 
Aortenpulse mit dreigipfeligen systolischen Plateaux.*) Die Arterien- 
eurven, welche mittelst dieser Manometer gewonnen werden, sind den 
Sphygmogrammen der nämlichen Arterien beinahe identisch. Diese 
Instrumente haben eine kurze Latenzzeit, die Verspätung beträgt 1 bis 
1'/,, höchstens 2 Hundertstel einer Secunde für starke und rasche 
Drucksehwankungen. 
Fig. 4. Ventr. dr., Druckeurve der rechten Kammer von der Jugularis aus mittelst 
Herzkatheter und Lufttransmission geschrieben (ohne merkliehe Verspätung der 
Curve). Carotide, Druckeurve der Carotis, mittelst eines Sphygmoskops älterer Con- 
struetion geschrieben (mit bedeutender Verspätung oder Latenzzeit des Schreib- 
apparates). 
Die elastischen Manometer mit grosser Flüssigkeitsverschiebung 
(v. Frey’sches Tonometer, Chauveau-Marey’sches Sphygmoskop mit 
grossem, dehnbarem Kautsechukbeutel) zeichnen während der Systole, 
*) Nach v. Frey sind diese Undulationen Eigensehwingungen der Registrir- 
apparate. Eigenschwingungen vermeidet man am besten, indem man sich bestrebt, 
niedrige Ourven, also mit sehr mässiger Vergrösserung, zu erhalten. 
