Nr. 2. Centralblatt für Physiologie. 53 
Vorhofseontraction, durch welchen zuweilen der Anstieg des Oardio- 
gramms schon vor der Kammersystole beginnt. 
Bei der ausserordentlichen praktischen und theoretischen 
‚Wiehtigkeit des vorliegenden Problems der Registrirung der Herz- 
töne hält es der Referent für angezeigt, auf Grund seiner eigenen 
Erfahrungen ein Bedenken zu äussern, das sich indessen ganz aus- 
schliesslich nur auf die Methodik und keineswegs auf die Resultate 
bezieht. Ein Mikrophon ist ein Erschütterungsanzeiger und hat nur 
indirect dadurch etwas mit den Tönen und Geräuschen zu thun, dass 
die letzteren häufig mit genügend grossen molaren Bewegungen der 
Tonerzeuger verbunden sind, um dasselbe in Funetion treten zu 
lassen. Aber bei sehr vielen Tönen können wir keine molaren Be- 
wegungen des tönenden Körpers oder des übertragenden Mediums 
nachweisen, wie es andererseits leicht gelingt, ein Mikrophon zur 
Thätigkeit zu bringen, ohne dass gleichzeitig ein hörbarer Ton ent- 
steht. Referent leitete die Ströme eines auf die Brustwand aufgesetzten 
Mikrophon-Stethoskops zu einem ÜÖapillarelektrometer und erhielt den 
Herztönen entsprechende Ausschläge. Diese blieben jedoch gänzlich 
aus, sobald das Stethoskop erschütterungsfest an einem Pfeiler an- 
gebracht wurde. Da nun andererseits die mit dem Ohr am Stethoskop 
wahrnehmbaren Herztöne durch diese Befestigungsweise nicht wesentlich 
abgeschwächt wurden, so waren es also nicht die Herztöne, sondern 
Erschütterungen der Brustwand, die sich auf das Capillarelektrometer 
übertrugen. Würde man zu beweisen suchen, dass diese Erschütterungen 
mit den Herztönen isochron sind, was ja wohl möglich wäre, so 
stösst man auf dieselben Schwierigkeiten wie bei der Markirung 
der Herztöne auf dem Cardiogramm ohne Mikrophon, d. h. man 
ist auf subjective Beobachtungsmittel angewiesen. Hoffentlich bringt 
H. bald einen: Beweis dafür, dass das von ihm benutzte 
Mikrophon wirklich die Töne registrirt. Sein Instrument würde dann 
sehr bedeutend die bisher bekannten Formen an Empfindlichkeit 
übertreffen und eine äusserst wichtige Bereicherung der physiolo- 
gischen Methodik sein. Ewald (Strassburg). 
Hürthle K. Beiträge zur Hämodynamik. Achte Abhandlung :, Kritik 
des Lufttransmissionsverfahrens (Pflüger’s Arch., Bd. 53, S. 281). 
Das Cardiogramm (graphische Darstellung des Spitzenstosses des 
menschlichen Herzens) wird von den einzelnen Beobachtern so ver- 
schieden abgebildet, dass hiefür dem Verf. nicht nur individuelle 
Abweichungen des Vorganges, sondern auch Verschiedenheiten in 
der Genauigkeit der Registrirapparate maassgebend erschienen. Zunächst 
wurden daher die Lufttrommeln von Marey, Knoll und Grumnach 
untereinander verglichen. Sie ergaben bei ihrer Verbindung mit ein 
und derselben Aufnahmstrommel sehr verschiedene, vom Verf. ab- 
gebildete Öurven. Es kam dann darauf an, zu bestimmen, welche der 
drei Trommeln am zuverlässigsten die ihr zugeführten Impulse wieder- 
gibt. In ähnlicher Weise, wie es wohl zuerst Donders gethan hat, 
wurde eine Hebelbewegung direct aufgeschrieben und zugleich auf 
eine der Lufttrommeln übertragen. Die Vergleichung der beiden 
Curven ergab bei der Marey’schen Trommel das beste Resultat. 
