54 Centralblatt für Physiologie. Nr. 2. 
Es folgt eine experimentelle Prüfung des Einflusses der ein- 
zelnen Theile der Schreibtrommel auf ihre Leistung. Die eigentliche 
Schreibvorrichtung (Hebel, Axe, Scheibe und die Gelenke) soll 
natürlich möglichst leicht sein. Bei möglichster Verringerung ihres 
Gewichtes kann man bei einer Hebellänge von 120 Millimeter bis 
auf 0.24 Gramm herabgehen. Die Leistung der Trommel nimmt ferner 
zu mit der Abnahme der Hebelvergrösserung. Der Durchmesser der 
Trommel ist nicht sehr wesentlich, falls die CGurven in gleichem 
Maassstabe gezeichnet werden, doch verträgt die kleinere Trommel 
etwas grössere Geschwindigkeiten. Auch die Spannung der Membran 
hat keinen grossen Einfluss und das Gleiche gilt sowohl von der 
Dieke der Membran (die, nur um nicht Kraft zu vergeuden, möglichst 
dünn zu wählen ist), wie auch von der Grösse des Luftraumes. Es 
ist also Alles in Allem eigentlich nur die Schreibvorrichtung von 
grossem Einfluss. 
Die Prüfung des von Ellis zuerst angegebenen Piston-Recorder 
ergab ein über Erwarten günstiges Resultat, welches hauptsächlich 
darauf zu beziehen ist, dass dieses Instrument durch die Reibung des 
Kolbens eine günstige Dämpfung seiner Bewegungen erfährt. Die 
Reibung darf aber natürlich nieht zu gross sein, und Verf. bekam 
die besten Resultate, welche denen der empfindlichsten Lufttrommeln 
gleichkamen, mit einem Piston von 15 Millimeter Durchmesser und 
nur 3 Millimeter Höhe. 
Für die Aufnahmetrommel empfiehlt der Verf. den Durchmesser 
der gewöhnlichen Marey’schen Trommel zu vergrössern, um möglichst 
grosse Amplituden der Luftwellen zu bekommen. Eine Trommel von 
60 Millimeter Durchmesser erwies sich für das Cardiogramm sehr 
geeignet. 
Ueber den Einfluss des Verbindungsschlauches wurde etwa 
Folgendes festgestellt: Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Luft- 
welle ist nur in ganz geringem Grade von der Weite des Gummi- 
schlauches abhängig und, wie bekannt, etwa so gross wie die Ge- 
schwindigkeit des Schalles. Dagegen wird der Impuls durch zu enge 
Schläuche ausserordentlich abgeschwächt. Der Verf. empfiehlt, nicht 
unter 6 Millimeter Lumen herunter zu gehen. Die Länge des 
Schlauches wirkt, abgesehen von der Schwächung des Impulses durch 
die Reibung, auch dadurch verhängnissvoll, dass sich kleine Neben- 
wellen, wahrscheinlich durch Reflexion, ausbilden, die das richtige 
Curvenbild fälschen. 
Die Lufttrommeln und ebenso die Piston-Recorder arbeiten als 
Volumenschreiber, nicht als Manometer. Die Drucksteigerungen be- 
tragen nur etwa 1 bis 2 Millimeter Wasser. Es erklärt sich daraus, 
weshalb einerseits die Reibung und Schwere des Schreibhebels so 
ungemein ungünstig und andererseits die Spannung der Membran 
der Schreibtrommel oder die federnde Belastung des Pistons so 
geringfügig wirken. 
Verf. besprieht dann speciell die Registrirung des Oardiogramms. 
Eine achtfache Hebelvergrösserung ist dabei noch zulässig, aber die 
Curven sollen 3 bis 6 Millimeter Höhe nicht übersteigen. Cardio- 
gramme, welche direct mit einem auf die Brustwand aufgelegten 
> 
