Nr. 7. Centralblatt für Physiologie. 211 
tragenden Schiene sitzt jederseits ein Paar Klemmschrauben so auf, 
dass die beiden von der Axe entfernteren durch die zwei vertiealen 
Messingsäulen in die verbindende obere Schiene und die Stahlaxe 
mit der auf letzterer aufsitzenden Messingscheibe. und der Üontact- 
stopfen in ausgezeichneter leitender Verbindung sind; dieses eben- 
genannte System bildet die „gemeinschaftliche Strecke”. Die beiden- 
der Axe näheren Klemmschrauben sind von der sie tragenden 
Schiene isolirt und mit der Üontactvorrichtung in gleich zu be- 
sprechender Weise verbunden. Diese letztere ist für mehrfachen 
Gebrauch eingerichtet: Der Schluss kann geschehen durch Ein- 
tauchen von Platinspitzen in Quecksilber oder besser dadurch, dass 
Hartkupferfedern, eventuell Bürsten aus feinstem Kupferdraht (nach 
L. Hermann) über polirte Kupferbänke streifen. Das Quecksilber, 
durch welches die an die Messingstopfen befestigten Platinspitzen 
streichen. befindet sich in rechtwinkelig dreieckigen Aushöhlungen 
zweier viereckiger Ebonitkästehen und steht durch einen Platinstift 
mit einer kleinen Schraubenklemme an der Aussenseite jedes Ebonit- 
kästehens in Verbindung; von jeder dieser letzteren führt ein dicker 
Kupferdraht zu den beiden obengenannten isolirten Klemmschrauben. 
Die Kästehen sind zunächst einmal so gegeneinander verstellbar, 
dass der gegenseitige Abstand der Contactflächen von einem Minimum 
(etwa 1 Millimeter) bis auf den Abstand zweier benachbarter Stopfen- 
löcher variiren kann; dieser letztere Abstand kann noch dadurch auf 
mehr als das doppelte erhöht werden, dass einer der Contaete mittelst 
Schraube und Zahntrieb in tangentialer Richtung verstellbar ist. 
Ausserdem können beide Contacte in radialer Richtung unabhängig 
voneinander um etwa 25 Millimeter verschoben werden und ebenso 
ist jeder derselben in vertiealer Richtung für sich verstellbar. Die 
verticale Bewegung gestattet ausser feiner Regulirung der Üontacte 
auch völlige Ausschliessung einer oder beider Contactstellen durch 
maximale Senkung derselben. Soll nur eine Üontactstelle gebraucht 
werden und müssen zugleich die Pausen zwischen den einzelnen 
Sehliessungen bis auf Null und weniger redueirt werden können, wie 
z. B. in Versuchen über die „Anfangszuckung”, so wird statt beider 
Contacte ein Ebonitkästehen mit reehtwinkelig dreieckiger Contaet- 
fläche von doppelter Breite, aber übrigens gleichen Dimensionen ein- 
gesetzt. Sollen nicht bloss zwei, sondern drei oder vier Stromkreise 
nacheinander geschlossen werden, so kann ein zweiter dem oben- 
beschriebenen gleicher Doppeleontaet angebracht werden. Für Ver- 
suche über Wirkung von Inductionsströmen, in denen entweder die 
Schliessungs- oder Oeffinungsschläge abgeblendet werden sollen, ausser- 
dem aber zugleich mit jedem Reize die Stromrichtung sich umkehren 
soll, ist ein besonderer Commutator dem Apparate beigegeben, dessen 
Einrichtung und Gebrauch im Originale nachgelesen werden muss. 
Der Widerstand der gemeinschaftlichen Strecke ist, wie schon 
die Construetion erwarten lässt, ausserordentlich klein und dabei sehr 
constant. E. bestimmte ihn nach verschiedenen Methoden zu ungefähr 
0’0004 bis 0:0006 Ohm. Der Apparat wird, wie eine Reihe von 
Prüfungen ergab, höchstens dann nicht dreist ohne Gefahr verwendet 
werden dürfen, wenn verschiedene metallische Kreise mässigen Wider- 
14* 
