212 Centralblatt für Physiologie. Nr. 7. 
standes durch die gemeinschaftliche Strecke zu schliessen sind, wie 
bei vielen thermoelektrischen Versuchen : eine indireete Verwerthung 
ist aber, wie E. in seinem Aufsatze über das Princip der gemein- 
schaftlichen Strecke gezeigt hat, auch dann noch möglieh. Auch die 
Gefahr unipolarer Wirkungen bei Benützung hoher Potentialunter- 
schiedeist beim Polyrheotom noch etwas geringer als bei den üblichen 
ausgezeichnet leitenden Nebenschliessungen. Wie das Nervmuskel- 
präparat lehrt, lässt sich die Einstellung und Beschaffenheit des Con- 
tactesan dem Apparate so treffen, dass jedesmal sicherer Schlusserfolg ; 
wenn die hier zu erfüllenden Bedingungen auch mittels des Queck- 
silbercontactes nicht immer herzustellen waren, so gelang dies doch 
in völlig befriedigender Weise durch Streifen von Hartkupferbleehen, 
welche über Kupferbänke streiften. 
Der Apparat gestattet, dass folgende Grössen und Grössenver- 
hältnisse messbar und unabhängig von einander geändert werden: 
1. Die Frequenz, d. i., die in der Zeiteinheit erfolgende Zahl der 
Stromsehliessungen und Unterbrechungen. Sie kann variirt werden, 
einmal durch Aenderung der Umdrehungsgeschwindigkeit der Scheibe, 
dann durch Aenderung der Stöpselzahl, endlich durch Vermehrung 
der festen Contactstellen. 2. Der Rhythmus, d. i. das Grössenverhält- 
niss der Zeiträume zwischen den einzelner Stromschlüssen, beziehungs- 
weise Unterbrechungen. Zur Variirung des Rhytmus bei beliebiger 
constanter Umdrehungsgeschwindigkeit bietet der Apparat mehrere 
Mittel; zunächst Aenderung der Zahl und Stellung der Stöpsel. Noch 
weitere Mannigfaltigkeit gewährt die Einführung mehrerer fester Con- 
taetstellen, unter Zuhilfenahme, wo nöthig, von Aenderungen des Winkel- 
abstandes derselben. Auch ganz allmähliche Zu- und Abnahme der 
Intervalle ist leicht herzustellen, einmal durch allmähliche Verzögerung 
und Beschleunigung der Umdrehungsgeschwindigkeit, wobei sich aber 
gleichzeitig auch noch die Frequenz und die absolute Dauer der 
Schliessungen und Unterbrechungen ändert. Müssen diese unverändert 
bleiben, so kann allmähliche Aenderung des Winkelabstandes der 
Contaete in der von L. Hermann ersonnenen Art (s. d. Centralbl. 
1891, S. 749) zum Ziele führen. 3. Kann auch das Verhältniss zwi- 
schen Dauer der Stromesschliessung und Dauer der Unterbrechung 
variirt werden. Wird nur eine Üontactstelle benutzt und bleibt die 
Zahl und Stellung der Contaetstöpsel constant, so ist dieses Verhält- 
niss wesentlich durch Verstellung der festen Contacte in radialer 
Richtung abzuändern. Dann aber hat man bei Benützung mehrerer 
Contacte ausserdem noch in der Aenderung des Winkelabstandes der 
Contactstellen ein ergiebiges Mittel. Die Pausen zwischen Oeffnung 
eines und Schliessung des nächsten Contactes lassen sich hierdurch 
bis auf Null verkürzen und es ist dann bei Benutzung aller 36 Stöpsel 
während der Apparat rotirt, der Strom dauernd geschlossen. 
In einem Schlusscapitel führt Verf. Versuchsbeispiele für ver- 
schiedene Anwendungen des Apparates vor; die so gewonnenen Er- 
gebnisse sind im Originale nachzulesen. 
Sigm. Fuchs (Wien). 
