Nr. 22. Gentralblatt für Physiologie. 655 
die kleinen Uentrifugen mit 2000 bis 3000 Touren pro Minute binnen 
wenigen Minuten erzielen. 
Mit Rücksicht darauf scheint es mir berechtigt, von der An- 
lage einer Öentrifuge Mittheilung zu machen, die, seit einem Jahre 
in dem pathologisch-chemischen Laboratorium der k. k. Kranken- 
anstalt Rudolf-Stiftung in Verwendung stehend, Mengen bis zu einem 
Liter mit einer Tourenanzahl von 3000 Touren pro Minute aus- 
zuschleudern vermag. 
Die Centrifuge *) besteht aus einem gusseisernen, schalenförmigen, 
mit Deckel verschraubbaren Gehänse von 540 Millimeter Durchmesser, 
in dessen Mitte die Centrifugenspindel mittelst Hals- und Fusslagers 
eingesetzt ist; die Spindel trägt am oberen Ende den Schleuderflügel, in 
dessen Gabeln vier eylindrische Kupfergefässe in der Grösse von !/, bis 
1/, Liter so eingehängt werden können, dass dieselben in der Ruhe 
vertical hängen, bei der Schleuderung aber horizontale Lagerung ein- 
nehmen können. Eine Filzauskleidung dieser kupfernen Hülsen er- 
möglicht, ähnlich geformte Glasgefässe (mit rundem Boden) genügend 
weich einzubetten. 
Der Antrieb erfolgt über ein Vorgelege, welches 1'5 Meter von 
der Centrifuge postirt ist und aus zwei nebeneinander geschalteten, 
voneinander unabhängig laufenden Wellen besteht, von denen die 
eine mit der Öentrifugenaxe durch ein Seil verbunden ist und ver- 
schiedene Umsetzungen gestattet, während die andere mit dem Elektro- 
motor durch Riemen in Verbindung ist. 
Der Elektromotor #*) ist ein Wechselstrommotor von Paur und 
Co. in Budapest von einer halben Pferdekraft, der 2000 Touren pro 
Minute macht. 
Die Centrifuge in dieser Anlage ist jederzeit ohne jede weitere 
Vorbereitung in Betrieb zu setzen und sehr leicht zu handhaben. 
Nach Einsetzung der Glasgefässe, deren vis-a-vis stehende an- 
nähernd gleiche Flüssigkeitsmengen enthalten sollen, in die kupfernen 
Hülsen wird der Motor durch einfaches Hebelumlegen in Thätigkeit 
versetzt und hierauf der rotirende Riemen mittelst eines Schiebers 
von der einen Welle des Vorgeleges auf die zweite mit der Öentri- 
fuge verbundene Welle überschoben. 
Je nach der Grösse der hierbei verwendeten Umsetzung kann 
eine Tourenanzahl von 1000 bis 4000 erzielt werden. 
Die Centrifuge macht ein verhältnissmässig geringes Geräusch, 
das aber immerhin mit dem Geräusch des Wechselstrommotors zu- 
sammen so gross ist, dass eine Unterbringung an abgelegener Stelle 
gerathen erscheint. 
Was nun die Verwendung dieser Öentrifuge betrifft, so bezogen 
sich die Versuche auf Urin, Sputum, Blut, Milch, Faeces, sowie über- 
haupt auf viscöse, schlecht filtrirende Flüssigkeiten, wie sie Ja bei 
medieinisch-chemischen Arbeiten häufig vorkommen. 
*) Die Centrifuge wurde von der Firma A. Pfannhauser, Wien, 
XV. Panikengasse 9, die in bereitwilligster Weise sieh den nöthigen Vorarbeiten 
unterzog, in bester Weise ausgeführt und installirt. 
**) Der Motor, Patent Diri-Zipernowsky, wurde von der Internationalen 
Elektrieitätsgesellsehaft in Wien installirt. 
