766 Centralblatt für Physiologie. Nr. 24. 
Um den Druck im Inneren des Ventrikels aufzuschreiben, standen 
mir Fiek, Gad und Hürthle’s Manometer, Chauveau-Marey’s 
Sphygmoskope älterer und neuerer Construction, v. Frey's Tonometer 
und meine Herzsonde zu Gebote. Diese verschiedenen Apparate habe 
ich auf ihre Zuverlässigkeit geprüft, indem ich sie durch plötzliches 
Fig. 7. Fig. 8. 
Fig. 3 bis 8. Stoss- und Druckeurven des rechten Ventrikels. Uebereinstimmung der 
Wendepunkte 5 (Anfang der Systole) und e (Ende der Systole). Zeit in 2östel einer 
Seceunde. Die Latenzzeit der beiden Schreibapparate war nicht in allen Versuchen 
genau dieselbe; sie ist gewöhnlich für die Stosseurve etwas kürzer. 
Die Curven sind alle auf stark berusstem Papier und mittelst nicht zu feinen Sehreib- 
federn aufgenommen, um die photographische Wiedergabe zu erleichtern. 
Oeffnen eines leicht spielenden Hahnes einem Wasserdruck von 1, 
respective 2 Meter Wasser aussetzte und zu gleicher Zeit Druck- 
ablauf und Hahnbewegung graphisch darstellte. Unter allen von mir 
geprüften Apparaten war bei dieser Versuchsanordnung v. Frey’s 
Tonometer allein ganz frei von Eigenschwingungen. Leider zeigt dieser 
Tonometer wegen zu grosser Flüssigkeitsverschiebung (bis 2 Cubik- 
centimeter) eine plötzliche positive oder negative Druckschwankung 
von 1 oder 2 Meter Wasser mit einer Verspätung von 0:15 Secunden 
