Nr. 24. Centralblatt für Physiologie. 767 
und darüber an und eignet sich also nicht gut, um rasche trapez- 
förmige Druckschwankungen richtig anzuzeigen. Der Apparat zeichnet 
in diesem Falle eine einfache Bergwelle, statt einer trapezförmigen 
Curve*) (siehe Fig. 1). 
Mit meiner Herzsonde sind die Schwingungen bei plötzlichen 
Drucksehwankungen nicht zu vermeiden (siehe Fig. 2). Hat man es 
aber, wie im rechten Ventrikel des Hundes, mit schwächeren nicht 
plötzlichen Drucksehwankungen zu thun, und schreibt nur niedrige 
(mit schwacher Vergrösserung) Curven auf, so fallen die Eigen- 
schwingungen beinahe vollständig aus. Der Apparat bietet den Vor- 
theil, den er übrigens mit den Manometern Chauveau-Marey’'s, 
Hürthle’s, Gad’s u. s. w. theilt, dass er wenig Zeit braucht, um 
sich auf den neuen Druck anzupassen. Die Schwingungen sind übrigens 
bedeutend kleiner als mit Gad’s oder Hürthle’s Manometern. 
Meine jüngsten Tonogrammversuche sind alle am rechten 
Ventrikel des Hundes angestellt. Hier sind die Druckschwankungen 
nicht so gewaltig, obwohl gleichen Sinnes, wie im linken Ventrikel. 
NNMNIDADARN 
Fig. 9. Stoss- und Druckeurven des rechten Ventrikels. d’ Anfang der Einströmungs- 
zeit. Die Latenzzeit ist für die Herzsonde etwas grösser als für den Oardiographen. 
Die mit einem Stück Hundevene überzogene gefensterte (drei 15 Milli- 
meter lange und 4 Millimeter breite Fenster) Herzsonde wird durch 
die Vena jugularis dextra (bei geschlossenem Thorax) in den 
rechten Ventrikel eines grossen Hundes geschoben und mit einem 
Tambour a levier verbunden. Der Hebel zeichnet auf dem berussten 
Papier des Balltzar’schen Kymographion oder des Hering'schen 
Registrirapparates die bekannten trapezförmigen Pulse auf mit auf- 
steigendem Schenkel be (Anfang der Systole), ebenem oder wellen- 
artigem Plateau ce de, absteigendem Schenkel ef (Erschlaffung = Ende 
der Systole) und mehr oder weniger gut ausgeprägter Endwelle f. 
Der zweite Herzton entspricht dem Anfang der Erschlaffung (Anfang 
der Strecke ef). Es empfiehlt sich gleichfalls, den Herzstoss nicht von 
der linken Seite, wo die Erschütterung zu stark ist und leicht zu 
*) Dies scheint mir der einfache Grund zu sein, warum v. Frey’s Tono- 
gramme des Ventrikels einfache Bergwellen darstellen, wälırend alle anderen Forscher 
mit den verschiedensten Manometern mehr oder weniger trapezförmige Druckeurven 
erhalten. v. Frey’s Tonometer zeichnet übrigens gleichfalls trapezförmige Druck- 
pulse des reehten Ventrikels, wenn man die Verschiebung der Flüssigkeitssäule 
vermeidet, und z. B. meine rechte Herzsonde mit dem Schreibapparat des Tono- 
meters ohne Einschaltung der Flüssigkeitskugel verbindet. 
