812 Centralblatt für Physiologie. Nr. 25. 
Auf der Schlittenbahn ist eine auf Fig. 1 angedeutete Ein- 
theilung so angebracht, dass das Sectorenverhältniss der Scheiben 
mittelst einer am Schlitten befestigten Marke jederzeit abgelesen 
werden kann. 
Diese Möglichkeit setzt voraus, dass während der Rotation der 
Scheiben die Torsion der Saite constant bleibt. Dies ist der Fall, 
weil schon, nachdem der Apparat etwa vier Minuten im Gange ist, das 
Maximum der möglichen Torsion erreicht ist. Unterbricht man die 
Rotation, nachdem die Saite das Torsionsmaximum erreicht hat, nur 
einige Minuten, so wird das Torsionsverhältniss nicht verändert und 
die Ablesungen bleiben richtig. Indessen muss natürlich dafür gesorgt 
Fig. 1 (Quersebnitt). 
sein, dass die Rotation nur in derjenigen Richtung stattfindet, nach 
welcher die Saite gedreht ist. 
Von den beiden Papierscheiben, welche übrigens grösser sein 
dürfen als die feste Scheibe, ist die eine auf der Rückseite mit einer 
Gradeintheilung versehen. Vor Beginn der Versuche, nachdem die 
Saite das Maximum der Torsion erreicht hat, ist die verschiebbare 
Marke stets auf denjenigen Scalenstrich einzustellen, welchem die 
an der Scheibe abzulesende Gradzahl entspricht. 
Bei den Probeversuchen ergab die Vergleichung der Ablesungen 
auf der Seala mit den entsprechenden Gradzahlen der eingetheilten 
Scheibe eine gute Uebereinstimmung. Die grössten Unterschiede, 
welche ich zwischen zwei einander entsprechenden Beobachtungen fest- 
stellen konnte, betrugen 0'2°, ein Unterschied, der noch vollständig in 
