Nr. 25; Centralblatt für Physiologie. 831 
Physiologie der thierischen Wärme. 
M. Rubner. Die (Quelle der thierischen Wärme (Ztschr. f. Biol. 
RI: 1,8 28). 
Eine feste quantitative Beziehung zwischen Art und Menge der 
eingeführten Nahrung und Grösse der producirten Energie war für den 
lebenden Organismus trotz zahlreicher Versuche, welche seit Lavoisier 
und Crawford angestellt wurden, bisher nicht erwiesen. Zwar erschien 
die strenge Giltigkeit des Gesetzes von der Erhaltung der Kraft von 
vorneherein auch hier höchst wahrscheinlieh — indessen ein einwurfs- 
freier Nachweis fehlte bisher, wie die historisch-kritische Einleitung 
der vorliegenden Abhandlung erweist. Erst Verf. gelang ein solcher 
dank einer genialen und vollendeten Versuchsanordnung. Verf. benutzte 
für diese Untersuchungen sein neues Luftealorimeter, welches aus- 
führlich beschrieben ist in der Festschrift der medieinischen Faeultät 
zu Marburg für C. Ludwig, Marburg 1890, und in Rubner's „Calori- 
metrischer Methodik”, Marburg, Elvert. Das Untersuchungsthier liegt in 
einem Luftraume, welcher überall mit Ausnahme der 'T'hürseite von 
einem Isolirluftraum umgeben ist. Das Ganze ist in ein Wasserbad ver- 
senkt, dessen Temperatur durch einen Kaltwasser- und einen Wärme- 
leuchtgasregulator sehr genau auf gleicher Höhe erhalten wird. 
Die Volumsehwankungen des das Thier umgebenden Isolirluftraumes 
werden durch ein Luftspirometer auf eine rotirende Trommel 
aufgeschrieben; die gewonnene Curve ist abhängig von der Wärme- 
abgabe des Thieres, sowie dem Barometerstande und Temperatur- 
schwankungen des genannten Apparates. Ein in das Wasserbad ver- 
senktes Üorreetionsealorimeter zeichnet lediglich die Variationen des 
Luftdruckes. und der Apparattemperatur auf; durch Planimetrirung 
beider Curven kann die vom Thier abgegebene Wärmemenge direct 
berechnet werden. 
Der Aufenthaltsraum des Thieres dient zugleich als Respirations- 
apparat; Luft aus dem Freien wird in bekanntem Grade getrocknet 
oder befeuchtet, sowie vorgewärmt und durch den Versuchsraum in be- 
kannter Stromintensität durchgesaugt. Temperatur und Feuchtigkeits- 
grad der ein- und austretenden Luft lassen sich genau bestimmen. In 
der austretenden wird am Theilstrom nach Pettenkofer’s Prineip 
der Kohlensäuregehalt durch Absorption in Barytlösung gemessen. 
Durch zahlreiche Vor- und Controluntersuchungen erweist Verf., 
dass der Apparat auch bei langdauernden Versuchen und schwierigen 
Luftdruckverhältnissen allen Anforderungen genügt, welche man zur 
Lösung biologischer und technischer Probleme stellen muss. 
Mit diesem Apparate liess sich nun nachsehen, ob die in einem 
Thiere verbrannten Stoffe ebenso viel Wärmeinhalt besitzen, als von Seiten 
des Thieres Wärme nach aussen abgegeben wird. Harn und Koth 
wurde in der üblichen Weise untersucht, die ausgeathmete Kohlen- 
säure für 21 Stunden bestimmt, für 24 berechnet; der ausgeathmete 
Wasserdampf kommt als flüssiges Wasser in Rechnung. 
Die Nahrung wird einmal am Tage gewärmt zugeführt. Die Ver- 
suchsthiere (ein Hund von 6 und einer von 12 Kilo Gewicht) leisteten 
