224 Oentralblatt für Physiologie. J^r^ 5_ 



Die Emptiodung chemischer Reize ist, wenn diese überhaupt 

 empfunden werden, stets schmerzhaft. Gegen Ueberosmiumsäure, 

 Formaldehyd, Cigarettenrauch ist die Conjunctiva empfindlicher als die 

 Nasenschleimhaut. Die Dämpfe der ätherischen Oele üben keine mo- 

 mentane Reizwirkung aus. Aether- und Benzindämpfe erzeugen Kälte- 

 empfindung, nicht Schmerz. Cocai'nhydrochlorat reizt die Conjunctival- 

 nerven, ehe es sie lähmt. Neutrales Chininsulfat in concentrirter Lösung, 

 warm applicirt, reizt sehr wenig, Bisulfat stärker. Strychninnitrat in 

 concentrirter Lösung reizt nicht, so wenig wie physiologische NaCl- 

 Lösung. Cumarin in wässeriger Lösung reizt heftig, Vanillin ist fast 

 wirkungslos. 



Der Lidschlussreflex tritt bei Berührung der Cornea und 

 Conjunctiva mit einem warmen Gegenstande weit weniger stark auf, 

 als bei Berührung mit einem kalten Gegenstande. Eine Berührung 

 an Stellen, welche zur Empfindung untahig sind, erzeugt niemals 

 Lidschluss. 



Der Reiz des Inductionsstromes wird (im Gegensatze zur 

 Zunge) auf Conjunctiva und Cornea als ein continuirlicher stechender 

 Schmerz empfunden. Die Reizschwelle der Conjunctiva liegt höher, 

 als auf der Zunge. Th. Beer (Wien). 



F. Ostwalt. Ophihalmotonoiiietrische Studie (Arch. f. Ophth. XL, 

 5, S. 22). 



Von allen Ophthalmotonometern — und es ist deren eine statt- 

 liche Zahl erfunden worden — kommen nur das Mahlakoff'sche 

 und das A. Fick'sche in Frage, da nur diese nach richtigen üeber- 

 legungen entworfen sind. Beide sind „Abplattuugstonometer". Das 

 Mahlakoff'sche misst die Grösse ei nes Hornhautscheibchens, 

 das durch einen aufgesetzten Cylinder von genau 10 Gramm Gewicht 

 eben gedrückt wird. Das A. Fick'sche misst die Kraft, die nöthig 

 ist, um ein Lederhautscheibchen von gewisser Grösse eben zu drücken; 

 diese Kraft hält dann dem Binnendrucke des Auges, der auf jenem 

 eben gedrückten Scheibchen lastet, Gleichgewicht, ist ihm also gleich. 



Diese beiden Geräthe hat Verf. einer genauen Prüfung unter- 

 zogen, indem er Thieraugen mit Druckflasche und Quecksilbermano- 

 meter in Verbindung setzte und nunmehr die Angaben des Tonometer 

 verglich mit den Druckhöhen, die mittelst der Druckflasche im Auge 

 erzeugt und am Quecksilbermanometer abgelesen worden waren. Die 

 Versuche zeigten, dass das Mahlakoff'sche Tonometer die Thatsache 

 richtig angibt, ob man den Binnendruck erhöht oder vermindert hat; 

 dagegen sind seine Angaben über die absolute Höhe des Binnendruckes 

 falsch, nämlich viel zu klein. 



Es rührt dies davon her, dass bei Mahlakoff's Verfahren nicht 

 das nämlich eben gedrückte Hornhautscheibchen, sondern dies 

 Scheibchen vergrössert um einen Ring gemessen wird. Der 

 Ring verdankt seine Entstehung der Capillarattraction auf die Flüssig- 

 keit, welche die Hornhaut bedeckt, und auf die Farblösung, mit der 

 die F^'ussplatte des 10 Gramm schwereu Cylinders bestrichen ist. 

 Stellt mau diesen Fehler in Rechnung, so lauten die Angaben des 

 Mahlakoff'schen Tonometers richtis:. 



