Nr. 23. Oentralblatt für Physiologie. 679 



Im zweiten Abschnitte beschreibt Verf. ein neues Tonometer. 

 Es beruht auf demselben Grundgedanken wie das A. Fick'sche, 

 nämhch auf der Thatsache, dass ein von der Tonometerplatte genau 

 eben gedrücktes Stückchen Hornhaut vom Flüssigkeitsdruck des 

 Augeuinnereu ebenso stark auswärts gedrückt wird, wie von der Tono- 

 meterplatte einwärts. Die Verbesserung des neuen Tonometers soll 

 nun darin bestehen, dass nicht wie beim A. Fick'schen der Beobachter 

 beurtheilen muss, wann die Tonometerplatte die richtige Stellung ein- 

 nimmt, sondern dass dieser Augenblick vom neuen Tonometer selbst- 

 thätig angegeben wird, und zwar so, dass man es nun vom Auge 

 abnehmen und die Ablesung in aller Bequemlichkeit vornehmen 

 kann. 



Der Bau des Geräthes ist zu verwickelt, um es ohne Abbil- 

 dungen kurz und doch verständlich beschreiben zu können. Nur so 

 viel sei bemerkt, dass die mit einer Feder verbundene Tonometer- 

 platte in einem Cylinder auf und ab geht^ dass zunächst der Cyhnder 

 auf das Äuge gestellt und dann so stark auf die Feder und damit 

 auf die Tonometerplatte gedrückt wird, bis sie mit dem Rande des 

 Oj'linders genau in einer Ebene liegt. In diesem Augenblicke erfolgt 

 eine Hemmung und man kann nun das Geräthe abnehmen und an 

 einer Theilung ablesen, mit wie viel Gramm Druck die Feder gespannt 

 worden war, um das Einschnappen der Hemmung hervorzurufen. 



Die Versuche mit dem Geräthe ergaben, dass der Binnendruck 

 des Auges richtig angegeben wird, wenn das Augeninnere mit einem 

 Manometer in offener Verbindung steht. Wenn dagegen das Auge 

 gegen das Manometer abgesperrt, also der natürliche Sachverhalt 

 hergestellt war, dann fielen die Angaben des Tonometers zu hoch 

 aus. Jetzt bewirkt nämlich das Anlegen des Tonometers selber eine 

 Drucksteigerung, und zwar in noch stärkerem Maasse als bei dem 

 A. Fick'schen Tonometer der Fall gewesen war. 



In dem dritten Abschnitte bekämpft Verf. die von Schulten 

 geübte Manometrie des Glaskörperraumes. Nach Verf.'s Versuchen 

 verlegt sich die in den Glaskörper eingeführte Canüle sofort. Nur 

 wenn man die Canüle in die vordere Kammer einführt, darf man 

 darauf rechnen, dass das Manometer den Druckschwankungen im 

 Augeninneren folgt. Das von Verf. benutzte Geräthe war das Leber- 

 sche Manometer, an dem noch allerhand Aenderungen, beziehungs- 

 weise Vereinfachungen angebracht wurden. 



Der vierte Abschnitt beschäftigt sich mit der Beziehung des 

 Binnendruckes zu Form und Eauminhalt des Auges. Die Versuche 

 sind theils an herausgeschnittenen Augen (Schwein, Kaninchen), theils 

 am lebenden Auge (Kaninchen) angestellt worden. Sie ergaben unter 

 anderem Folgendes: 



Beim Schweinsauge bewirkt Drucksteigerung bis zu 80 Milli- 

 meter Hg nur im sagittalen Durchmesser des Auges eine Vergrösserung, 

 und zwar um etwa 1 Milhmeter. Treibt man die Drucksteigerung 

 weiter, so nimmt das Auge auch im wagrechten und senkrechten 

 Durchmesser zu. Bei einem Druck von 160 Millimeter Hg ist die 

 Form des Auges so kegelähnhch als überhaupt möglich. 



