146 Centralblatt für Physiologie. Nr. 6. 
S. Rahmer. Der gegenwärtige Stand der Lehre von den Lungen- 
erkrankungen und von der Todesursache nach doppelseitiger Vagus- 
durchschneidung am Halse ete. (Inaug.-Dissert., Greifswald 1887). 
Nach R.'s Versuchen tritt auch bei solchen vagotomirten Kaninchen, 
bei denen man durch eine besondere Versuchsanordnung (Einbindung 
einer eigenartigen dreischenkeligen Oannule in die Luftröhre) das Ein- 
dringen von Mundseeret etc. in die Lunge verhindert, ohne das Athmen 
durch Nase und Rachen zu stören, nach spätestens 24 Stunden der 
Tod ein. Die Lungen sind hyperämisch, aber durchaus lufthaltig. Auch 
tracheotomirte Thiere, bei denen die sonst mit der Tracheotomie ver- 
bundenen Schädlichkeiten möglichst ferngehalten werden, gehen nach 
doppelseitiger Vagusdurchschneidung zugrunde. Verf. meint deshalb, 
dass die Fremdkörperpneumonie nicht die alleinige Ursache der Lungen- 
veränderungen und des Todes sein können. Für den Eintritt des Todes 
seien die „durch die Operation hervorgerufenen Störungen fast aller 
Organe und Funetionen” verantwortlich zu machen. 
Langendorff (Königsberg). 
Physiologie des Blutes, der Lymphe und der Gireulation. 
S. v. Basch. Der Sphygmomanometer und seine Verwerthung in der 
Praxis (Berl. klin. Wochensehr. 1887, 11 und 12, S. 179 und 206). 
B. gibt eine Beschreibung der Veränderungen, welche er an 
seinem Sphygmomanometer (vgl. Zeitschrift f. klin. Mediein v. Frerichs 
u. Leyden, Bd. II, Heft 1) vorgenommen hat. An Stelle des Hg-Mano- 
ıneters ist ein Metallmanometer mit Zeigervorriehtung in Verwendung 
und auch an der Pelotte sind einige wesentliche Verbesserungen an- 
‘ gebracht. Diese wird aus einem kurzen Hohleylinder gebildet, welcher 
einerseits .mit einer Kautschukkappe versehen ist, andererseits mit dem 
Metallbarometer durch einen Kautschukschlauch in Verbindung steht. 
Manometer, Schlauch und Pelotte sind mit Wasser gefüllt. Eine kleine 
Hülse, welehe den Pelotteneylinder umgibt, hindert das seitliche Aus- 
weichen der kissenförmig vorgewölbten Kautschukkappe („flüssige 
Pelotte” v. B.). 
Bei der Anwendung des Apparates empfiehlt B., nach Aufsuchung 
der günstigsten Stelle die Pelotte rasch bis zum völligen Verschwinden 
des Puls auf die Arterie aufzudrücken und dann durch Lüftung der 
Pelotte den Druck so lange herabzusetzen, bis der Puls wieder fühlbar 
wird. Auf Grund kritischer Erörterungen und Experimente nimmt B. 
den in diesem Momente vom Zeiger des Manometers angezeigten 
Druck als Werth des arteriellen Blutdruckes an. 
Zur Messung kann man die Art. radialis am Oapit. Radii oder nach 
Arnheim’s Vorgang (St. Petersburger med. Wochenschr. 1880) die Art: 
temporalis wählen. 
Die Fortsetzung (Nr. 12) enthält Berichte über Methodisches, Physio- 
logisches und Pathologisches aus schon früher publieirten Versuchen 
v. B. u. Anderen. 
Klemensiewiez (Graz). 
