242 Centralblatt für Physiologie. Nr. 8. 



Ad der Versuchsaüordnung (die Combination des ganzen 

 Apparatencomplexes conform Original und Abbildung) nehnaeu zwei 

 vom Verf. seilast herrührende Einrichtungen Theil: 1 die Elektroden 

 (deren eine also den indifferenten Pol des Polarisationsstromes, deren 

 andere den Kat-, respective Anelektrotonus erzeugenden, desselben 

 und den Eintritt des Reizstromes darstellt). Verf. hatte gefunden, 

 dass mit Zu- und Abnahme des Druckes, mit welchem die Elektroden 

 angedrückt wurden, sich die genannte Eeactionszeit nicht unerheblich 

 veränderte und sich deshalb solche von verschiedener Grösse 

 coDstruirt, die sich leicht und sicher anlegen lassen, einen gleich- 

 förmigen Grad der Temperatur und Feuchtigkeit der Contactfläche 

 garantiren (ohne dass sie von ihrer Stelle entfernt zu werden brauchen) 

 und mit einem constanten Drucke mittelst eines gew^öhnlichen, ein 

 geringes Volumen einnehmenden Dynamometers (eingerichtet für 

 Widerstand von 1 bis 50 Hektogrammmeter) gegen die Unterlage 

 angedrückt werden können. (Abbildung im Original.) 2. In den 

 chronoskopischen Stromkreis (Hipp'sches Chronoskop) hat Verf. 

 einen Apparat eingeschaltet, bei welchem ein Hebel dadurch, dass 

 er aufgehoben und in Folge dessen von einem darüber befindlichen 

 Magneten angezogen wird, durch entsprechende sonstige Verbindung 

 einmal den chronoskopischen Strom unterbricht, ein anderesmal den 

 unterbrochenen schliesst. Dieser Hebel wird bei jeder, einem Nervenreiz 

 entsprechenden Muskelcontraction gehoben (Luftübertragung, Ver- 

 bindung mit Trommel eines Marey'schen Myographious). Bei einem 

 Schliessuugsreiz waren die Zeiger des Chronoskops so eingestellt, 

 dass sie sich nur bewegten, so lange ein Strom das Instrument 

 passirte. Im Momente des ersteren schnellten sie also los, aber die 

 Muskelcontraction, die diesem Eeize zugehörte, hob den Hebel, der 

 Strom wurde unterbrochen, die Zeiger standen. Beim Oeffnungsreiz 

 waren die Zeiger so gestellt, dass sie, so lange der Strom das 

 Chronoskop passirte, ruhten. Im Momente des Oeffnungsreizes 

 schnellten sie los, die jenem folgende Muskelcontraction hob den 

 Hebel, der hier aber eingestellt war, den chronoskopischen Strom 

 sofort zu restituiren, also standen wiederum die Zeiger. Somit ergaben 

 die betreffenden Zahlen die Zeit vom ßeizbeginn bis zu einem 

 gewissen vorgeschrittenen Punkte der Muskel Verkürzung; dafür Hessen 

 sieh aber Oeffuungs- und Schliessungserregungeu getrennt studiren. 



H. Starke (Hilden). 



W. Nagel. Beobachtungen über das Verhalten einiger icirhelloser 

 Thiere gegen galvanische imd faradische lielzung (Pflügers Archiv 

 LI, S. 624). 



Limnaeus und Planorbis zeigen bei Schliessung eines gal- 

 vanischen Stromes Reizung nur an der Anode, bei Oeffnung nur an der 

 Kathode; dabei ist die Anodenreizungdie stärkere. Dies erscheint als völlige 

 Umkehr des von Pflüger für Wirbelthiere am frei präparirten Nerven 

 festgestellten Gesetzes. Die Körperstellen, an welchen die elektrische 

 Reizung wirksam ist, fallen zusammen mit denjenigen, welche auch 

 auf schwächere chemische Reize reagiren, also Schmeckwerkzeuge 

 enthalten. Verbindet mau die Enden der secuudären Spirale eines 



