408 Centralblatt für Physiologie. Nr. 14. 



Mares (Prag). Apparat zur ReiziiDg der Nerven mit Magaet- 

 strömen. Dieser ist naeli dem Modelle der Atwood'schen Maschine 

 gebaut: Auf einem zu wechselnden Abstand des Fusses befindet sich 

 eine Rolle, durch welche ein verschieden grosser Magnet durchfallen 

 kann. Durch Aenderung des Abstandes der Rolle, wie durch die des 

 Gewichtes des Magnetes ändert sich der inducirte Strom. Beim Durch- 

 gehen des Magnetes durch die Rolle wird in letzterer eine positive 

 und eine negative Schwankung, welche durch einen todten Punkt ge- 

 trennt sind, hervorgerufen. Die Elektricitätsmenge hängt von der 

 Magnetkraft des fallenden Stabes und von der Windungszahl der 

 Rolle, aber nicht von der Geschwindigkeit des fallenden Stabes ab; 

 die Erregung des Nerven dagegen ist wesentlich bedingt durch letztere 

 Geschwindigkeit, d. h. durch die Geschwindigkeit des Potential- 

 wechsels. Die Polarisationserscheinungen werden hier vermieden. Eine 

 Anzahl minimaler bis maximaler Curven der Muskelverkürzungen 

 (Pflüger'sche myographische Methode) wurden von Mares vorgelegt. 



Paton (Edinburgh). Mikroskopische Demonstration von krystalli- 

 nischem Globulin im Harn. 



Apparate und Instrumente. 



Lahousse (Gent) demonstrirte ein Modell des centralen Nerven- 

 systems eigener Construction, welches nach dem Schema von Aeby 

 gebaut ist und welches speciell bezweckt, den Zuhörern der Phisio- 

 logie die verschiedenen functionellen Thätigkeiten des Rückenmarkes 

 und des Gehirnes zu veranschaulichen. 



Rosenthal (Erlangen) führt sein Calorimeter und an Wandtafeln 

 die sonst dazu gehörigen calorimetrischen Einrichtungen vor. 



Laulanie (Toulouse). 1. Apparat zu Stoffwechsel versuchen. Ein 

 Quecksilber enthaltendes ü-rohr, welches mit dem Exspirationsstrom 

 und mit einem Kautschukbeutel durch passende Quecksilberventile 

 verbunden ist, wird durch einen Wassermotor hin und her bewegt 

 und wirkt also fortwährend als Saug- und Druckpumpe. Der Gehalt 

 an Sauerstoff und Kohlensäure der Luftmenge im Kautschukbeutel, 

 welche einen aliquoten Theil des Respirationsstromes darstellt, wird 

 nach der Hempel'schen, von Laulanie etwas modificirten, Methode 

 bestimmt, 



2. Demonstration eines von Laulanie sogenannten Universal- 

 Registrirmanometers, welches wesenthch aus einem Wasser enthaltenden 

 U-rohre besteht, in dessen einem Schenkel ein kleines cylinderför- 

 miges Stück Kerze auf der Wasseroberfläche schwimmt; das obere 

 Ende der Kerze ist über einer Rolle mit einem Schreibhebel verbunden. 



Morat (Lyon) führt seinen neuen Registrirapparat, welchen er 

 im Arch. de Physiol. Brown-Sequard's, Juli-Nummer dieses Jahres, 

 beschrieben hat, vor. 



Cybulski (Krakau). Photohämotachometer. Das wesentlichste 

 dieses Apparates besteht aus einem speciell geformten T röhr, dessen 

 verticaler Schenkel ausserdem noch einen zweiten einseitigen Hori- 

 zontalschenkel besitzt; die zwei gleichseitigen Schenkel des T-rohres 



